14i LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



dans les micioscopes munis d'un condensateur indépendant du 

 miroir, on voit apparaître, dans le cliamp optique, des poussières 

 qui ne tournent pas avec l'oculaire et qui ne proviennent pas de 

 Tobjeclif : un léger déplacement vertical du condensateur montre 

 qu'elles sont déposées sur le miroir. 



Entretien de la partie mécanique. — On peut essuyer les 

 parties ternies avec une peau, mais jamais avec un linge mouillé 

 d'alcool ou de toluène qui dissoudraient le vernis et feraient des 

 taches indélébiles. La platine se nettoie avec une trace de vaseline. 

 Lorsque les crémaillères ou la vis micrométrique ont besoin d'être 

 graissées, employer une trace de vaseline bien neutre ou mieux 

 encore une trace d'huile d'os sans acide. 



