CHAPITRE XIV 



EMPLOI DU MICROSCOPE 



Les conseils que nous allons donner succinctement pour l'em- 

 ploi du microscope ne sont point superflus. Les règles les plus 

 élémentaires du maniement du microscope sont souvent ignorées, 

 même par des travailleurs déjà exercés, qui, par des manœuvres 

 imprudentes, compromettent la durée de leur instrument ou se 

 privent de ressources qu'il est capable de fournir. 



I. — MANIERE DE SAISIR 

 ET DE TRANSPORTER LE MICROSCOPE 



Ce point est très important pour ne pas léser la vis micromé- 

 trique. Les nncroscopes, munis du nouveau mouvement micromé- 

 trique horizontal, doivent être pris par la potence en forme de 

 poignée. Les anciens modèles, à mouvement micromélrique ver- 

 tical et à prisme, doivent être saisis par le pied. Beaucoup de 

 personnes les prennent par la potence qui supporte le tube : c'est 

 une pratique déplorable, qui amène tôt ou tard la détérioration de 

 la vis micrométrique. En effet, en saisissant ainsi le microscope, 

 tout le poids de l'appareil repose sur la vis, dont les filets sont peu 

 à peu émoussés. Certains constructeurs, par exemple Reichert, 

 ont eu la bonne idée de munir ces anciens modèles d'une poignée. 

 Il y a longtemps que ce petit perfectionnement devrait être géné- 

 ralisé, on conserverait ainsi à l'ancienne vis micrométrique verti- 

 cale toute sa douceur et toute sa précision. 



Je crois inutile de dire qu'un microscope ne doit jamais être 

 pris par la platine, ni à plus forte raison par le tube. 



