EMPLOI DU MICROSCOPE 461 



II. — INSTALLATION DU MICROSCOPE 



Le microscope, étant saisi correctement, est sorti de son armoire 

 et placé sur une table en face d'une fenêtre. Pour assurer sa sta- 

 bilité et empêcber qu'il ne glisse, il est bon de le poser sur une 

 plaque de feutre ou sur un cahier de papier Joseph. On visse 

 alors les objectifs sur le revolver, en ayant soin de les placer sui- 

 vant l'ordre de leurs puissances. Il est bon de visser de suite 

 tous les objectifs, de façon à les avoir à sa disposition suivant les 

 besoins de l'observation . Ceci fait, amener dans l'axe optique un 

 objectif faible. 



Avant de placer l'oculaire, régler l'éclairage, comme il a été dit 

 plus haut (p. 42), en dirigeant le miroir vers la source lumineuse 

 et en mettant au point le condensateur. Compléter l'éclairage 

 après avoir introduit dans le tube un oculaire faible. 



Le microscope doit être installé soit devant une fenêtre, de pré- 

 férence e?.'pos^e au nord, soit devant une lampe, avec ou sans 

 interposition d'une lentille condensatrice. Éviter avec soin les 

 rayons solaires directs qui sont dangereux pour la vue : pourtant, 

 dans les pays tempérés, on pourra tamiser les rayons solaires par 

 un rideau de cretonne blanche à tissu très serré; on obtient ainsi 

 une lumière diffuse qui peut remplacer celle des nuages. 



LU. — MISE AU POINT DU MICROSCOPE 



Après avoir choisi un siège de hauteur convenable, permettant 

 de regarder sans fatigue dans le microscope vertical, on met une 

 préparation sur la platine. On doit avoir, au début, devant les 

 yeux, un petit tableau donnant les dislances frontales et le gros- 

 sissement des objectifs. Avant de placer la préparation sur la 

 platine, on a donc soin de relever le tube du microscope, avec la 

 crémaillère, à une hauteur plus grande que la distance frontale 

 de l'objectif faible. Ceci fait et une portion bien visible à l'œil nu 

 de la préparation étant mise au centre de l'ouverture de la platine, 

 on applique l'œil à l'oculaire et on abaisse très lentement le tube 

 au moyen de la crémaillère à mouvement rapide. Dès que l'image 

 apparaît, même confuse, on quitte la crémaillère pour prendre le 

 mouvement micrométrique, avec lequel on parfait la mise au poinl. 



M. Langeron. — Précis de Microscopie. It 



