DÉTERMINATION DES CONSTANTES OPTIQUES 171 



ment dans ces conditions que les grossissements sont comparables. 



Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le grossissement propre de 

 Tobjeclif, mais le grossissement total de la combinaison objectif- 

 oculaire, afin de savoir dans quelles conditions nous travaillons. 

 Ce grossissement est toujours donné par les constructeurs, dont 

 les catalogues renferment une table indiquant, pour chaque 

 objectif, le grossissement obtenu avec les divers oculaires. Mais 

 ces chiffres sont forcément approximatifs, surtout en ce qui con- 

 cerne les objectifs forts, car ces derniers ne sont jamais absolu- 

 ment identiques. Nous allons donc indiquer des procédés simples 

 et rapides pour déterminer le grossissement total du microscope. 



Auparavant, il est bien entendu que le grossissement doit tou- 

 jours être calculé pour une même longueur de tube, 160 mm*, ou 

 170 mm. suivant les constructeurs. C'est une condition absolu- 

 ment indispensable pour que les résultats soient comparables. 



Pour les objectifs apochromatiques, combinés avec les oculaires com- 

 pensateurs, le grosisseraent est facile à calculer; en effet le foyer infé- 

 rieur de ces derniers tombe toujours au même niveau, dans le tube du 

 microscope. Il en résulte qu'avec les divers oculaires, l'image donnée 

 par l'objectif a toujours les mêmes dimensions. Il suffit donc, pour con- 

 naître le grossissement total, de multiplier le chiffre indiquant le gros- 

 sissement propre de l'objectif par le numéro de l'oculaire qui correspond 

 toujours au grossissement propre de ce dernier. Or le grossissement 

 propre d'un objectif est égal au quotient de la distance de la vision nor- 

 male (250 mm) par la distance focale de cet objectif, calculée en milli- 

 mèlres. Soit un apochromat de 4 mm.; son grossissement propre sera 

 250 : 4 == 62,5. Si on combine cet objectif avec un oculaire compensa- 

 teur n° 6, c'est-à-dire grossissant 6 fois, le grossissement total de la com- 

 binaison sera de 62,5 X 6 = 375. Le même calcul peut être effectué avec 

 les objectifs achromatiques et les nouveaux oculaires d'Huyghens, cons- 

 truits de manière à ce que les foyers inférieurs soient tous à la même 

 hauteur. 



Ce procédé très simple ne peut être employé pour les combinaisons 

 d'objectifs achromatiques et des anciens oculaires d'Huyghens. En effet, 

 le foyer inférieur de ces derniers ne tombe jamais au même point; 

 aussi l'image réelle fournie par l'objectif varie de dimensions, suivant 

 l'oculaire employé, ce qui rend le calcul beaucoup plus compliqué. 



Nous allons indiquer maintenant les procédés empiriques qui 

 permettent, dans tous les cas, de connaître rapidement le grossis- 

 sement du microscope, pourvu qu'on opère toujours avec la même 

 longueur de tube. 



1" Procédé de la chambre claire. — On dessine à la 

 chambre claire l'image d'un micromètre-objectif (p. 179), à la dis- 



