DETERMINATION DES CONSTANTES OPTIOUES 



173 



Ja connaissance exacte du grossissement du micromètre. Or cette der- 

 nii^re ne peut (Hre déterminée commodément qu'à la chambre claire. Le 

 résultat n'est ({u'approximatif et ne donne que des chiffres ronds, car il 

 est difficile d'évaluer exactement une fraction de division du micro- 

 mètre oculaire. 



II. — VÉRIFICATION DU POUVOIR DÉFINISSANT 



Nous savons que le pouvoir définissant, ou faculté de fournir 

 des images parfaitement nettes, dépend en très grande partie de 

 rdijectif, parce qu'il r.jsulte de la coïncidence plus ou moins 

 exacte des rayons lumineux qui ont traversé ce dernier. La défini- 

 lion est donc sous la dépendance étroite de la correction des aber- 

 rations sphérique et chromatique. Aussi, la vérification du micros- 

 cope à ce point de vue se ramène à la vérification des objectifs. 



En pratique on se sert, pour cette vérification, soit du test 

 (PAbbe, soit de préparations repérées et bien connues de l'observa- 

 teur» 



l-^ Emploi du test d'Abbe. — Le test d'Abbe est un porte-objet sur lequel 

 sont collées une ou plusieurs lamelles argentées à leur face inférieure; 

 dans la couche d'argent on a gravé des groupes de lignes parallèles 

 très fines. Comme la couche d'argent est extrêmement mince, les bords 

 des traits constituent un test très délicat, même pour les objectifs les 

 plus puissants. En effet la couche d'argent est complètement opaque, 

 aussi les stries paraissent-elles excessivement nettes, avec des bords 

 finement dentelés qui per- 

 mettent une mise au point 

 très exacte. 



Dans les tests à plusieurs 

 lamelles (fig. 100), celles-ci 

 sont au nombre de six et 

 d'épaisseur dilTérente, me- 

 surant respectivement 90, 

 J20, loO, 180, 210 et 240 [x- 



Dans les tests à une seule lamelle (fig. 101), celle-ci est longue et 

 étroite; elle est taillée de telle sorte ({ue son épaisseur augmente 

 légèrement et progressivement d'une extrémité à l'autre. Les deux faces 

 ne sont donc pas parallèles, mais forment entre elles un angle très aigu. 

 La valeur de l'épaisseur est indiciuée, en centièmes de millimètre, par 

 une échelle tracée sur la lame porte-objet. Cette échelle, qui varie 

 nécessairement un peu pour chaque test, commence aux environs de 

 90 a et se termine au delà de 200 (j,. Dans les deux sortes de tests, on 

 trouve donc toutes les épaisseurs correspondant aux lamelles du com- 

 merce et aux corrections des objectifs. 



Examinons d'abord un objectif de y rande ouverture, muni d'un oculaire 

 fort, au point de vue de la correction sphérique. Il suflit de le mettre au 



FifT. 100. — Test d'Abbe à six lamelles. 



