174 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



point sur les dilîérentes parties du test et d'examiner, dans la partie cen- 

 trale du champ, la qualité des images, en se servant alternativement 

 de l'éclairage central et de l'éclairage oblique. Nous avons vu, en étu- 

 diant l'appareil d'éclairage (p. 29), qu'on produit l'éclairage oblique en 

 décentrant le porte-diaphragme au moyen d'un pignon particulier : ce 

 déplacement doit être fait perpendiculairement aux lignes du test. On 

 s'assure de la direction des rayons lumineux et de l'ouverture du cône 

 éclairant, en enlevant l'oculaire et en examinant dans le tube la répar- 

 tition de la lumière. Toute l'ouverture de robjectii' doit d'abord être 

 éclairée; on diaphragme un peu ensuite, si c'est nécessaire. 



Si l'aberration sphéricjue est parfaitement corrigée, pour une épaisseur 

 de lamelle correspondant à un endroit donné du test, les stries doivent 

 rester parfaitement nettes, dans la partie centrale du champ, sans bords 



Fig. 101. — Test d'Abbe à uno lamelle. 



flous ni franges laiteuses ou nébuleuses, quelle que soit la direction de 

 l'éclairage. Quand on passe de la lumière centrale à la lumière oblique, 

 on ne doit pas être obligé de modifier la mise au point. Si ces condi- 

 tions ne peuvent être réalisées pour aucun point du test, c'est que la 

 correction des aberrations de sphéricité est défectueuse. Elle pèche par 

 excès dans la zone mju'ginale quand, en lumière oblique, les contours 

 sont bordés de franges laiteuses ou nébuleuses; elle pèche par défaut 

 lorsque les franges laiteuses sont absentes et la netteté impossible à 

 obtenir. La nécessité de changer la mise au point, lorsqu'on passe d'un 

 éclairage à un autre, prouve qu'il y a une différence de niveau entre 

 les images formées par les rayons centraux et obliques. Cette différence 

 provient d'un manque d'équilibre entre les diverses zones de l'objectif. 



L'examen de la correction chromatique se fait en lumière oblique et 

 repose sur l'aspect des franges colorées. Pour les objectifs achromatiques, 

 on ne doit voir, au milieu du champ, que des franges colorées étroites, 

 dont les couleurs sont complémentaires de celles du spectre secondaire : 

 d'un côté vert jaunâtre à vert pomme, de l'autre violet à rose. Ces 

 franges sont d'autant plus pures que l'aberration sphérique sera mieux 

 corrigée. En cas de correction chromatique insuffisante, on verra appa- 

 raître du bleu et du rouge. Pour les objectifs apochromatiques, les cou- 

 leurs dues au spectre secondaire doivent disparaître dans la partie cen- 

 trale du champ. 



Ce que nous venons de dire a trait aux objectifs à grande ouverture. 

 Pour les autres, les dilférences d'épaisseur du couvre-objet sont peu sen- 

 sibles, sauf pour les grandes variations. 



Nous avons eu soin de n'observer que la partie centrale du champ. 

 En effet, pour les points situés en dehors de l'axe, la qualité des images 



