DÉTERMINATION DES CONSTANTES OPTIQUES 175 



ne dépend plus uniquement de la correction des aberrations. Elle est 

 alors influencée par les différences de grossissement entre les difîérentes 

 zones de l'objectif. C'est ce qu'on a désigné, bien à tort, sous le nom de 

 défauts de courbure. Nous avons vu plus haut (p. 57) que les meilleurs 

 objectifs ne peuvent être exempts de ces défauts lorsque leur ouverture 

 numérique est grande. 



Ces expériences démontrent de la façon la plus nette que la qualité 

 de la définition est proportionnelle à la valeur des corrections. 



A défaut des tests dWbbe, on pourra se servir, pour apprécier 

 la définition des objectifs, de préparations présentant des détails 

 très fins. Chacun les choisira suivant les études particulières 

 auxquelles il se livre. Citons par exemple : les poils de Souris, 

 les ponctuations des vaisseaux des Conifères, les trachées des 

 Insectes, les fibres musculaires striées des Insectes ou des Verté- 

 brés, les écailles des ailes des Moustiques, les écailles des ailes 

 de Papillons ou les carapaces de Diatomées à ornements bien 

 définis, les granulations des leucocytes, les Trypanosomes ou les 

 parasites du paludisme colorés au Romanovsky, les Infusoires 

 conservés dans le formol, etc. Personnellement, pour éprouver la 

 définition des objectifs, j'examine successivement les écailles des 

 ailes du Ciilex pipiens, les trachées du siphon des larves de 

 Culex^le tout monté au baume, puis un 7'n/panosoma Lewisi ou 

 Brucei et un Plasmocliumvivax colorés au Romanovsky, et enfin 

 un Infusoire,de préférence le Balanlidium coli, conservé dans le 

 formol. 



On doit distinguer avec la plus grande netteté : les stries des 

 écailles des ailes de Culex; les tours de spires des trachées du 

 siphon de la larve ; le blépharoplaste, le noyau et le flagelle du 

 Trypanosome, les granulations de Schûffner du Plasmodium 

 vivax, les stries longitudinales hérissées de cils du Balantidium. 



m. — VÉRIFICATION DU POUVOIR RÉSOLVANT 



Nous savons (p. 58) que le pouvoir résolvant est la propriété 

 que possèdent les objectifs de montrer les détaifs des fines struc- 

 tures, par exemple de permettre de distinguer nettement les unes 

 des autres des stries très délicates. Nous avons vu que ce pouvoir 

 était directement proportionnel à l'ouverture numérique; mais, 

 bien entendu, il dépend aussi de la perfection des corrections, 

 aussi faut-il savoir le vérifier pratiquement, sans s'en rapporter 

 exclusivement à la valeur de l'ouverture. 



