180 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Les micromètres gravés au diamant sur verre présentent plus 

 de garanties d'exactitude que les micromètres pliotographiés, 

 mais ils ont l'inconvénient d'être presque invisibles sous l'huile 

 d'immersion, lorsque les divisions ne sont pas remplies d'une 

 matière colorée. 



A défaut de micromètre, on peut employer les chambres gra- 

 duées des compte-globules, dont les divisions sont généralement 

 distantes de un dixième de millimètre ou 100 a. On peut aussi 

 prendre comme étalon un objet microscopique de dimensions 

 connues et invariables, tel que le globule rouge du sang de 

 l'Homme, dont le diamètre est de 7 à 8 a, mais les mesures ainsi 

 obtenues sont toujours approximatives. 



1° Procédé de la chambre claire. — L'objet à mesurer est 

 dessiné autant que possible à un fort grossissement, de manière à 

 rendre l'approximation plus exacte. On a soin de prendre toutes 

 les précautions indiquées p. 130, de manière à ce que le dessin ne 

 soit pas déformé. Une fois celui-ci effectué, on remplace la prépa- 

 ration par le micromètre objectif dont on dessine quelques divi- 

 sions, aussi exactement que possible, en s'attachant à relever bien 

 exactement le milieu des traits ou un de leurs côtés, toujours le 

 même. 



Pour effectuer la mensuration, il suffit de comparer l'échelle 

 dessinée au dessin de l'objet, soit par superposition directe, soit au 

 moyen d'un compas. 



Le procédé par superposition nécessite la confection préalable 

 d'une série d'échelles, correspondant à toutes les combinaisons 

 d'objectifs et d'oculaires. On les dessine sur le bord d'une lan- 

 guette de bristol fort ou on les reporte sur verre, soit à l'aide d'encre 

 de Chine silicatée, soit, ce qui est beaucoup mieux, avec un dia- 

 mant à écrire. On remplit les traits du diamant avec de l'encre et 

 on recouvre d'une goutte de baume et d'un couvre- objet. En 

 employant les échelles sur verre, il faut avoir soin de superposer 

 au dessin le côté du couvre-objet, afin d'éviter les erreurs dues à 

 la réfraction. 



Le procédé du compas ne nécessite pas absolument la confec- 

 tion de ces échelles, puisqu'il suffit de prendre le diamètre de 

 l'objet dessiné et de comparer ce diamètre à l'échelle des- 

 sinée. 



Dans l'un et l'autre cas, les divisions obtenues ne correspondent 

 qu'à des centièmes de millimètre. Pour obtenir la valeur en 



