MENSURATIONS MICROSCOPIQUES 183 



ligne o.r, entre les divisions 7 et 8. Nous suivons Fabscisseavec Ja 

 pointe inférieure et nous nous arrêtons quand la pointe supérieure 

 rencontre la diagonale n° 7. Si cette rencontre a lieu au niveau 

 de la coordonnée n" 6, le diamètre réel est de 7 a 6; si la ren- 

 contre a lieu entre les coordonnées 6 et 7, le diamètre réel est de 

 7 [X 65. Dans la figure 107, ox correspond à 10 a et chacune des 

 divisions de oxk 1 a; Tabscisse ax est divisée en 10 parties, cor- 

 respondant chacune à a 1 ; la moitié de chacune de ces divi- 

 sions vau t u. 05 . 



Quelle que soit la méthode employée, Texactitude des mensu- 

 rations dépend de la précision avec laquelle le dessin de l'objet 

 et de Téchelle aura été exécuté. Il faut donc avoir soin d'employer 

 un crayon très dur, taillé en pointe très fine, de manière à ne 

 tracer que des traits déhcats. 



Lorsqu'on a beaucoup de mesures à effectuer, il faudra exécuter 

 tous les dessins avec la même longueur de tube et à la même 

 hauteur; on pourra alors se servir avec avantage, soit du calcul, 

 soit des échelles fractionnées. Toutefois il suffit, sans autre pré- 

 caution, de reproduire, au coin de chaque dessin, quelques divi- 

 sions du micromètre pour pouvoir ultérieurement mesurer les 

 objets et déterminer le grossissement du dessin, sans qu'on ait à 

 s'occuper de la longueur (hi lubc et de la hauteur à laquelle le 

 dessin a été pris. Le grossissement obtenu dans ce cas n'est pas 

 celui du microscope, tel ([ue nous l'avons défini p. 170, mais sim- 

 plement celui du dessin, pour une longueur de tube et une hau- 

 teur quelconque, puisqu'on n'a pas pris les précautions que nous 

 avons indiquées, en traitant de la déterminalion du grossissement 

 au moyen de la chambre claire. 



Pour éviter Tcnnui de réitérer exactement la dislance de 

 250 mm. chaque fois (ju'on exécute un dessin, il est beaucoup 

 plus simple de dessiner à une hauteur quelconque et toujours la 

 même, par exemple au niveau de la platine ou de la table, et de 

 relever chaque fois l'échelle micromélrique. Cette opération ne 

 prend que quelques instants et donne toute garantie pour l'appré- 

 ciation de la dimension des objets dessinés. De même, tout dessin 

 publié devrait être accompagné d'une échelle, indiquant au moins 

 la longueur correspondant à 10 u.. Beaucoup d'auteurs croient 

 être précis en indiquant les numéros de la combinaison optique 

 employée pour exécuter le dessin. En réalité ce renseignement 

 n'a aucune valeur : non seulement il oblige le lecteur, s'il veut 



