MENSURATIONS MICROSCOPIQUES 



185 



Fig. 109. — Micro- 

 mètre oculaire. 



sif-«<>s*i*»f>n>**'t'?»-5 



M^ > > bi«<<K;M*:.i.l j »A. ^ s l g*' 



-4VA^AwW«'tvvi^jt*.>+<-*>*«ff^^*r**''***^*>-MV'»**^ 



^tef««W^^^M!^^»»V»^^ '^ ^i * Wj V ■-^<«^!»»^^^>^^M»- - 



■ aBT fj W-HJ liC»»'»'»^ 



«tn«»avVff<i>W>S^'»<«*t>>»*<*<* rr i» it W fc:.>< i « * - 



«!.<'»î»/H-'>Vl»Wt<W»»<!«f»«»iJ^fri<|J» - < ?> ' Ji V' M h ija g;;;^ 



Il est nécessaire, avons-nous dit, de tourner vers l'objectif le 

 côté gravé du micromètre. Autrement, les stries pourraient paraître 

 doubles, par suite de réflexions à la surface de 

 la lame. En outre, la réfraction à travers celte 

 lame n'aurait plus la même valeur pour les 

 rayons qui forment Timage de Tobjet et celle 

 du micromètre, ce qui nuirait à l'exactitude 

 des mensurations. Il faut donc, lors de Tusage 

 de ce micromètre ou lors du démontage d'un 

 oculaire micrométrique, avoir bien soin de placer 

 le côté gravé du micromètre face en dessous. 



Quel que soit le micromètre employé, il faut établir, pour 

 chaque objectif, la va- 

 leur en microns d'une 

 division de l'échelle. 

 Si on se sert du petit 

 micromètre amovible, 

 il faut déterminer cette 

 valeur pour chaque 

 combinaison d'oculai- 

 res et d'objectifs. Pour 

 ce faire, on installe le 

 micromètre objectif sur 

 la platine du micros- 

 cope et on met au point 

 de manière à superposer les images des deux échelles (fig. 110 

 et 111). On cherche 7^j.yf^'^étj»îf»»»t%^ 

 combien de divisions zz^z 



du micromètre objectif 

 sont recouvertes exac- 

 tement par une ou plu- 

 sieurs divisions du mi- 

 cromètre oculaire. On 

 doit établir la coïnci- 

 dence des traits du 

 micromètre oculaire 

 avec le milieu des traits 

 du micromètre objectif 

 ou avec un de leurs bords, toujours le même. En effet, 

 plus le grossissement est considérable, plus ces traits parais- 



Fig. 110. — Aspect des deux échelles micromé- 

 triques superposées, à un grossissement de 

 700 diara. 7 divisions du micromètre oculaire cor- 

 respondent à ? divisions (20 ■x) du micromètre 

 objectif. Le coefficient sera 2 ;ji. 857. — Original. 



'■!/t^ie^K*}^<^*^'^^^^^^M^t 



^^j^iftï^fî^iii^j^z^éi»^ 



Fig. 111. — Aspect des deux échelles micromé- 

 triques superposées, à un grossissement de 

 1200 diam. 6 divisions du micromètre oculaire 

 correspondent à 1 division (10 ;x) du micromètre 

 objectif. Le coefficient sera 1 ;j. 666. Remarquer 

 la coïncidence de l'échelle oculaire avec le milieu 

 des traits de l'échelle objective. — Original. 



