186 LE MICIIOSCOI'E ET SES ACCESSOIRES 



seul rpais. Il l'aiil donc choisir ceux des traits du microiuèlre 

 oculaire (|ui coïncident exactement avec la partie moyenne 

 des I rails du micromètre objectif. Si, par exemple, avec un 

 objectif n" 5, 10 divisions du micromètre oculaire recouvrent 

 exactement 5 divisions du micromètre objectif, divisé en 100 par- 

 lies de 1 centième de millimètre (0 mm. 01), une division du 



1 • 1 U mm. Do ^ r»A" " r* , 



micromètre oculau-e vaudra jry — =0 mm. UUo =o a. Le 



chiffre constitue le coefficient inkrométrique. La table de ces 

 coeflicienls pour chaque objectif sert à calculer les dimensions 

 réelles des objets : il suffit de multiplier le nombre de divi- 

 sions du micromètre oculaire par le coefficient de l'objectif 

 employé. 



On peut encore se servir du grossissement des diverses combinaisons 

 optiques, lorsque celui-ci a été déterminé avec précision. 11 suffit alors 

 de déterminer la valeur d'une division au moyen du micromètre objectif 

 pour un seul objectif. On calcule les coefficients des autres objectifs en 

 sachant qu'ils sont inverses du grossissement. Soit 4 y. 8 le coefficient 

 trouvé pour un objectif. Pour un autre système grossissant 2,5 fois 



autant que le premier, le coefficient micrométn(iue sera .t^ = 1 [j. 90. 



Cette méthode est moins sûre que la précédente. 



Ces coefficients sont utilisables pour un observateur quelconque, car 

 le déplacement de la lentille oculaire, nécessaire pour mettre au point 

 l'image de l'échelle, ne modifie pas le rapport entre le grossissement de 

 l'objet et celui du micromètre. En effet, ce rapport ne dépend que de 

 la longueur du tube du microscope, pourvu que la dislance entre la 

 collectrice et Téchelle reste constante. Aussi faut-il rejeter tout système 

 de mise au point de Téchelle basé sur le déplacement vertical de celte 

 dernière, car on aurait alors des variations continuelles dans le rapport 

 des grossissements du microscope et du micromètre. 



Pour faire une mensuration, on remplace l'oculaire ordinaire 

 ])ar Foculaire micromélrique et on cherche à combien de divisions 

 correspond la longueur, la largeur ou le diamètre de Tobjel à 

 mesurer. Il ne reste })lus qu'à multiplier ce nombre de divisions 

 par le coefficient micrométrique trouvé pour l'objectif employé. 

 Bien entendu, il faut toujours opérer avec la même longueur de 

 tube. Pour faciliter les calculs, je recommande d'établir une fois 

 pour toutes une table donnant, pour chaque objectif, les valeurs 

 de 1 à 10 divisions du micromètre oculaire. Si on fait les mensu- 

 rations au moyen du micromètre oculaire amovible, on fera autant 

 de tables qu'on possédera d'oculaires. 



