188 LE xMICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



objectif, suivant la méthode que nous avons indiquée, car les 

 objectifs et les oculaires présentent toujours des différences indi- 

 viduelles qui intluent sur la valeur micrométrique. 



La métliode du micromètre oculaire o.sL rapide et commode; elle 

 fournit des résultats très exacts, pourvu qu'on ait soin de se conformer 

 aux prescriptions que nous venons de formuler, do ne pratiquer les 

 mensurations qu'au milieu du champ et de surveiller rig-oureusement 

 la mise au point des objets, ainsi que le contact de leurs bords avec les 

 divisions de l'échelle. Pour faciliter ce contact, Gebhardt » a proposé 

 l'emploi d'échelles micrométriques dans lesquelles les traits sont rem- 

 placés par de petits carrés, placés de manière à se toucher par leurs 



angles (flg. 112). Cet artifice 



AA.A.A AAA A.A.A. permet d'évaluer sans difficulté 



^^^^^^^P^^^P^^^P^r^^ la valeur d'un demi-intervalle 



entre deux divisions. 11 double 



Fig. 11-2. — Échelle micrométrique donc la précision du micro- 



de Gebliardt. mètre. En outre, lorsqu'il s'agit 



de mesurer des objets incolores 

 ou de déterminer l'écartemenl de stries très délicates, cette échelle est 

 beaucoup plus visible que celles (jui sont formées de traits parallèles 

 Ces micromètres sont fabriqués par Zeiss. 



L'exactitude des mensurations est proportionnelle au grossis- 

 seliient du microscope. En effet, plus Fimage de Tobjet est grande, 

 plus il est facile de faire coïncider exactement les divisions du 

 micromètre avec les bords de cette image et plus les erreurs de 

 lecture deviennent petites. A ce point de vue, le micromètre ocu- 

 laire amovible présente le grand avantage de permettre l'emploi 

 d'oculaires très forts qui, d'une part, grossissent l'image de 

 Tobjet et, d'autre pari, augmentent l'étendue des divisions de 

 l'échelle. On peut alors apprécier plus facilement les fractions 

 de ces divisions. Il est même possible, dans ce cas, d'établir à la 

 chambre claire des échelles fractionnées, analogues à celles que 

 nous avons conseillées pour l'emploi du micromètre objectif. 



Pour permettre d'apprécier à la lecture directe les subdivisions de 

 l'échelle, Vlès - vient de proposer tout récemment un oculaire micro- 

 métrique à vernier intérieur. C'est, comme toujours, un vernier au 10", 

 gravé sur la face inférieure d'une lame glissant sur celle de l'échelle 

 fixe. Le mouvement se produit au moyen d'une vis de commande et 

 d'un ressort antagoniste. D'après l'auteur, cet instrument est plus précis 

 que les oculaires à tambour et son maniement est beaucoup plus rapide. 



1. Gebhardt, Ueber neue leicht sichtbare Mikromotcrteilungen, Ztschr. f. wiss. 

 Mikr., XXIV, p. 366-369, 1907. 



2. F. Vlès, Sur un micromètre oculaire à vernier intérieur. C. B. Soc. bioL, 

 LXXVII, p. 537-538, 1909. 



