190 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Celte mélhode est très précise, malheureusement elle nécessite des 

 précautions minutieuses et elle occasionne une grande fatigue. Aussi, 

 malgré sa simplicité, est-elle rarement employée car, pour donner de 



bons résultats, elle exige un long exercice. 



11. — MENSURATION DES ÉPAISSEURS 



Pour effectuer cette mesure, il suffit, en apparence, de mettre 

 au point successivement la surface supérieure et la surface infé- 

 rieure de l'objet et 

 de lire, sur la gra- 

 duation que porte 

 la tête de la vis mi- 

 crométrique, dans 

 les grands statifs, 

 les chiffres corres- 

 pondant aux deux 

 positions de l'ob- 

 jectif. En réalité 

 Topération est un 

 peu plus compli- 

 quée. D'abord il est 

 assez difficile de 

 déterminer exacte- 

 ment le plan supé- 

 rieur et le plan infé- 

 rieur d'une coupe 

 ou d'un objet microscopique. On en comprendra la raison en 

 se reportant à ce que nous avons dit plus haut (p. 58) du pou- 

 voir pénétrant des objectifs. Les mesures dans un plan vertical 

 sont donc beaucoup plus difficiles à effectuer que dans un plan 

 horizontal. En outre, il faut tenir compte de phénomènes de 

 réfraction lorsqu'on se sert d'objectifs à sec : les chiffres lus sur la 

 tête de la vis micrométrique ne représenteraient la distance réelle 

 entre les deux plans que si le parcours des rayons lumineux se 

 faisait en milieu homogène. Dans le cas contraire, Terreur due 

 à la réfraction est d'autant plus grande que la couche d'air inter- 

 posée entre la lamelle et l'objectif est plus épaisse. 



Supposons par exemple, lig. 114, que nous voulions déterminer 

 l'épaisseur d'une lamelle avec un objectif à sec. La partie gauche 



Fig. 114. — Mesure de l'épaisseur d'une lamelle. 

 Correction nécessitée par la réfraction. 



