198 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



1 

 P 



2 

 P 



A 



les deux prismes sont parallèles. Mais si Tanalyseiir est légèrement 

 tourne par rapport au polariseur, le rayon est décomposé en deux 

 rayons, dont un seul, Textraordinaire, traverse le second nicol. Si 

 Tangle des deux prismes atteint 90" les deux rayons sont complè- 

 tement réfractés et n'arrivent plus à Tœil de l'observateur. 



On voit donc qu'en tournant l'analyseur de 360°, on passe deux 

 fois par une position où les plans de polarisation des deux niçois 

 sont parallèles (éclairement maximum), et deux fois par une posi- 

 tion où ces plans sont croisés à angle droit (obscurité complète). 

 Pour concrétiser ces faits, reprenons la comparaison de Rinne : 



supposons les deux niçois 

 représentés par deux gril- 

 lages formés chacun de fils 

 parallèles. Si ces deux gril- 

 lages sont orientés dans le 

 même sens (fig. 119, 1), le 

 second laissera passer les 

 rayons polarisés, tamisés par 

 le premier et orientés dans 

 le sens des fils. Mais si 

 les grillages sont croisés 

 (fig. 119, 2), la lumière sera 

 éteinte par le second grillage, dont les fils se trouvent dirigés 

 perpendiculairement au plan de vibration des rayons polarisés. 



Examen en lumière polarisée. — Pour étudier Faction d'un 

 objet transparent sur la lumière polarisée, il faut l'examiner entre 

 les niçois croisés. Deux cas peuvent se présenter : ou bien le 

 champ reste obscur ou bien il s'éclaire plus ou moins. 



Lorsque le champ reste obscur, il faut faire tourner l'objet dans 

 le plan de la platine. Si l'obscurité persiste pour toutes les posi- 

 tions, c'est que l'objet est isotrope ou monoréfringent. Si, en fai- 

 sant tourner l'objet, on voit reparaître la lumière c'est qu'on a affaire 

 à un corps anisotrope ou biréfringente En effet, l'interposition de 

 ce corps modifie le rayon extraordinaire issu du polariseur; il le 

 partage en deux rayons, dont l'un donne, dans l'analyseur, un 

 raj^on extraordinaire qui rétablit l'éclairement. En faisant tourner 

 l'objet, on doit le voir s'éteindre et 5'éc/aire?" quatre fois. Chacune 



p . F 



Fig. 119. — Relations du polariseur et de 

 l'analj'seui' d'après Rinne. — 1. niçois 

 parallèles; 5, niçois croisés. — A, analy- 

 seur; P, polariseur. 



1. Il ne faut pas oublier que si un corps biréfringent est orienté de telle sorte 

 qu'un de ses axes optiques coïncide avec celui du microscope, il reste obscur 

 dans toutes les positions. 



