200 LE MICllOSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Entre les niçois croisés, cliaqne couleu;- aura un maximum 

 d'inlensité, dans les conditions indiquées, lorsque la différence de 

 marche sera un multiple pair de la demi-longueur d'onde et un 

 maximum d'obscurité lorsque cette différence sera un multiple 

 impair de la demi -longueur d'onde. Entre les niçois parallèles les 

 conditions sont inverses. 



Ces couleurs peuvent, jusqu'à un certain point, servir à la 

 détermination des objets, surtout lorsqu'il s'agit de minéraux ou 

 de corps cristallisés. En effet, elles dépendent de la valeur de la 

 biréfringence et de l'épaisseur du corps examiné. Donc, à épais- 

 seur égale, les corps les plus biréfringents s'illumineront des cou- 

 leurs les jdus vives. D'autre part, à réfringence égale, plus la 

 lamelle est mince, plus les colorations sont vives; plus elle est 

 épaisse, pins les couleurs pâlissent et s'eflacent, pour se fondre 

 dans une luminosité blanche. En étudiant, en lumière polarisée, 

 des lamelles de gypse d'épaisseur croissante, on constate que les 

 couleurs se succèdent par groupes, qui commencent par un ton 

 violacé ou bleuâtre et se terminent tous par du rouge. Les pre- 

 miers groupes vont du bleu lavande ou du pourpre au rouge, en 

 passant par tout<^ une gamme de verts et de jaunes. Dans les der- 

 niers groupes, on ne trouve jjIus qu'une alternance de jaune ver- 

 dâtre et de rouge pâle. Ce sont ces groupes ou ordres, au nombre 

 de six, qui servent à distinguer les couleurs de polarisation. On 

 dira rouge de 1" ordre, rouge de 2*^ ordre, etc. 



Usage des couleurs d'interférence. — Le rouge de i" ordre a une 

 grande importance, à cause de la sensibilité avec laquelle il passe soit 

 au bleu, soit au jaune. Il existe, dans le commerce, des plaques de 

 gypse qui donnent les ronges des divers ordres. Plaçons, entre l'analy- 

 seur et Tobjet (soit sous l'analyseur, soit au-dessus de l'objectif), une de 

 ces plaques donnant le rouge de 1" ordre i entre les niçois croisés. 

 Gomme les couleurs d'interférence varient suivant l'épaisseur du corps 

 examiné, il est évident que l'interposition d'un objet biréfringent va 

 modifier la coloration fournie par la lame de gypse. 



Plusieurs cas peuvent se présenter. Si les deux rayons, issus de l'objet 

 biréfringent, sont parallèles à ceux qui sortent de la lame de gypse et 

 orientés de telle sorte que la différence de marche de ces rayons soit la 

 même pour l'objet que pour le gTPse, il est évident que l'ensemble se 

 comportera comme une lame de gypse augmentée de l'épaisseur de 

 l'objet. Le rouge se transformera donc en une couleur d'ordre supé- 

 rieur, correspondant à cette épaisseur nouvelle. La coloration ainsi 



1. Ces plaques sont montées de telle façon que leurs axes d'élasticité sont 

 dirigés à 45" du plan de polarisation des niçois croisés. 



