202 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



le 5* et le G° ordres, les couleurs sont très peu distinctes. On remar- 

 quera aussi que, dans le P' ordre les jaunes dominent, dans le 2* ordre 

 le spectre est complet, dans le 3* ordre les verts sont en majorité et 

 enfin, dans le 4* ordre, que les teintes commencent à se fondre dans le 

 gris. Dans les ordres suivants, le blanc grisâtre efface de plus en plus 

 les couleurs et on arrive ainsi au blanc dit d'ordre supérieur. 



m. — MICROSCOPE POLARISANT 



Il n'est question ici que du microscope ordinaire, transformé 

 en microsco]x; polarisant par l'addition de deux niçois; nous lais- 



Fig. 120. — Appareil de polarisation de Leitz. — A, analyseur; P, polariseur. 



sons complètement de côté la description des microscopes miné- 

 ralogiques. Pour transformer un microscope ordinaire en micros- 

 cope polarisant, il suffit donc de le munir d'un polariseur et d'un 

 analyseur. 



Lepolariseur(fig. 120, P) est formé d'un nicol dont les faces ter- 

 minales sont obliques par rapport à Taxe optique ; il est serti dans 

 une monture qui se place généralement dans le porte-diaphragme 

 de Tiris de l'éclairage Abbe. Il faut avoir soin de retirer aupara- 

 vant le condensateur ou de l'écarter hors de l'axe, suivant la con- 

 struction du microscope. 



L'analyseur est un nicol dont les faces terminales sont normales 

 à Taxe. C'est généralement un prisme du type Hartnack-Praz- 

 mowski. Il est monté de telle sorte qu'il puisse se placer sur l'ocu- 

 laire; la monture est donc généralement divisée en deux parties 

 (fig. 120, A) : Tune qui se fixe sur le tube du microscope et dans 



