204 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Nous ne saurions donc trop recommander l'emploi des écrans 

 dont nous avons parlé page 167. Le meilleur écran sera une grande 

 feuille de carton noir, assez haute pour cacher toute la tête de 

 l'ohservateur et présentant à sa partie inférieure une échancrure, 

 par laquelle les rayons de la source lumineuse parviendront au 

 miroir. 



En outre, pour les recherches très délicates, sur des corps très 

 faiblement biréfringents, il faut s'assurer que les lames et les 

 lamelles ne présentent aucune trace de biréfringence. Pour cela, 

 on les examine avec la lame de gypse ou avec la lame de quartz 

 sensible. Il est plus rare d'être gêné par la biréfringence des ocu- 

 laires et des objectifs. 



Pour Texamen des précipités cristallins desséchés, il est néces- 

 saire d'en examiner une partie à sec et l'autre partie dans le 

 baume du Canada, qui fait mieux ressortir les couleurs d'interfé- 

 rence. Zimmermanu conseille, dans ce cas, de mouler sous 

 lamelle avec une très jietite quantité de baume, de façon à ce 

 qu'une partie des cristaux soient dans l'air. 



Recherche de la biréfringence entre les niçois croisés. — 

 Installer le {)olariseur et orienter le miroir com.me d"ha])itude ; 

 placer Tobjel sur la platine, puis mettre l'analyseur sur l'oculaire. 

 S'assurer de la mise au point exacte entre les niçois parallèles, 

 puis tourner l'analyseur de 90°, de façon à ce que les niçois soient 

 croisés. 11 est plus commode que, dans cette position, le plan de 

 vibration de l'analyseur coïncide avec le jdan sagittal du micros- 

 cope; celui du polariseur, étant perpendiculaire, se trouvera paral- 

 lèle au plan frontal du microscope. 



Les niçois étant croisés, faire tourner lentement Tobjet dans le 

 plan de la platine, autour de l'axe optique du microscope. Ici deux 

 cas peuvent se présenter : si le microscope est muni d'une platine 

 tournante, celle-ci doit être centrée très exactement (p. 15) : c'est 

 à cette seule condition qu'elle pourra être utilisée; autrement, pen- 

 dant la rotation de la i)latine, l'objet sortira du champ optique. Si 

 le microscope n'a pas de platine tournante, on fait tourner la prépa- 

 ration à la main sur la platine, ce ({ui, aux faibles grossissements 

 et avec un })eu d'habitude, ne présente pas de grandes difficultés. 



La plupart des platines tournantes, dites centrables, sont en 

 réalité très difficiles à centrer. Il faut d'abord effectuer un cen- 

 trage approximatif au moyen des vis de rappel; puis, prenant 

 d'abord un très faible grossissement, examiner un porte-objet sur 



