ECLAIRAGE A FOND NOIR ET ULTRAMICROSCOPIE 



214 



Ces deux conditions sont réalisées grâce au phénomène de la 

 réflexion totale, qui se trouve être le fondement de la méthode du 

 fond noir. 



II. — AP^PAREILS POUR L'ÉCLAIRAGE A FOND NOIR 



Nous n'étudierons ici que les appareils à fond noir applicables à 

 la pratique courante. 

 Toutefois, pour être 

 complet, nous dirons 

 nn mot des ullramicros- 

 copes. 



1° Diaphragme à 

 fond noir. — Le plus 

 simple de tous ces appa- 

 reils est le diaphragme 

 qui se place sous le 

 condensateur et qui est 

 un perfectionnement de 

 l'ancien diaphragme que 

 nous venons de décrire 

 (fig. 121). Le diaphragme 

 à fond noir de Zeiss est 

 construit exclusivement 

 pour être associé à des 

 condensateurs dont Tou- 



verture numérique n'est pas inférieure à 1,40. On place cet 

 appareil sur l'iris complètement ouvert : on installe d'abord un 

 disque à étoile, dont le bouton central doit être tourné vers le 

 haut ; puis, sur ce premier disque, on centre un second disque de 

 plus grand diamètre. Ce centrage est le point délicat de l'emploi 

 de l'appareil ; s'il n'est pas fait très exactement, le fond noir ne se 

 produit pas, parce qu'il arrive dans l'objectif des rayons lumineux 

 directs. 



2" Condensateur parabolique de Siedentopf fig. 123): — 

 Cet instrument, construit par Zeiss, est formé d'une épaisse len- 

 tille (P) de verre, i)lan-convexe, dont la courbure est un para- 

 boloïde de révolution et dont le foyer se trouve en 0, au niveau 

 du porte-objet. Le diaphragme B intercepte tous les rayons dont 



Fig. 122. — Diaphragme à fond noir de Zeiss avec 

 condensateur ordinaire de 1,10. 



