244 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



(rabaisser légèrement le condensateur et ^ramener ainsi le foyer au 



centre de la préparation, pour les différentes épaisseurs de lames. 



Chacune de ces deux formes 

 de condensateur présente des 

 avantages particuliers. Le grand 

 condensateur convient pour les 

 microscopes grands et moyens; il 

 peut être centré facilement et 

 avec précision, grâce aux trois vis 

 de rappel. Il permet, en outre, de 

 grands déplacements de la prépa- 

 ration et ne s'oppose pas à Tusage 

 des platines à chariot. Le petit con- 

 densateur peut être placé sur 

 un microscope quelconque, même 

 ne })Ossédant pas l'éclairage Abbe. 

 Il est plus diflicile à centrer exac- 

 tement et on a de la peine à 

 déplacer, sans modifier ce cen- 

 trage, la préparation maintenue 

 par des valets et par Fadhérence 

 de rhuile de cèdre. Néanmoins 



ce condensateur peut rendre de grands services comme appareil 



de voyage et pour les diagnostics rapides. 



• ! 



Fig. l'26. — Marclie des l'ayons dans 

 le condensateur à miroirs concen- 

 triques de Leitz. 



lit. — RElViÂRQUES CONCERNANT 

 TOUS LES APPAREILS A FOND NOIR 



1° Production du fond noir. — Dans tous ces appareils, sans 

 aucune exception, le fond noir est produit par réflexion totale 

 des rayons, au moment où ils sortent de la lamelle pour passer dans 

 Tair. Ce phénomène est dû à ce que les rayons qui ont tra- 

 versé l'espace annulaire entourant le diaphragme ont pris, par 

 suite des rétlexions ou des réfractions, un angle supérieur à l'angle 

 limite (v. p. 48). 



2" Nécessité de l'immersion du condensateur. — De là 

 résulte la nécessité absolue de relier la face inférieure de la lame 

 et la face supérieure du condensateur par une goutte d'huile de 

 cèdre. Si on néglige cette précaution, la rétlexion totale se produit 



