ÉCLAIRAGE A FOND NOIR ET ULTR AMICROSCOPIE 21 "> 



à la sortie du condensateur et il n\v a plus éclairage de la prépa- 

 ration, l/huile d'immersion doit être très fluide, parfaitement 

 limpide et exemple de bulles d'air. On peut très bien employer, 

 au lieu (rhuile de cèdre, de Ihuile de paraffine, de la glycérine 

 ou même de Teau. Avec les condensateurs placés sous la idatine, il 

 suffit, pour éviter les bulles d'air, d'abaisser le condensateur, de 

 mettre une goutte de liquide sur la lentille supérieure, une autre 

 sous la préparation, puis de remonter le condensateur avec la cré- 

 maillère, de façon à obtenir le contact des deux gouttes. 



3" Épaisseur des lames. — Les appareils à fond noir sont 

 calculés de telle sorte que leur foyer se trouve à 1 mm. environ 

 au-dessus de leur surface supérieure. Cette distance correspond à 

 répaisseur moyenne d'une lame. Il est donc nécessaire, pour 

 obtenir des images parfaitement nettes, de se servir de lames dont 

 répaisseur ne s'éloigne pas trop de celle pour laquelle a été cons- 

 truit l'appareil. Avec les condensateurs à fond noir qui se placent 

 sous la platine, on peut remédier aux différences d'épaisseur des 

 lames en remontant ou abaissant légèrement le condensateur, au 

 moyen de la crémaillère. Parmi les condensateurs qui se fixent 

 sur la platine, le }>etit modèle de Leitz possède le grand avan- 

 tage d'avoir un levier, permettant ces légers déplacements verti- 

 caux. Avec tous ces appareils, on peut donc se servir de lames 

 quelconques d'é{)aisseur moyenne. 



Au contraire, avec des modèles plats, tels que ceux de Reichert, 

 qui ne peuvent se déplacer verticalement, il est indispensable de 

 n'employer que les lames calibrées, livrées avec l'appareil. 



4° Minceur des préparations. — De ce que nous venons 

 de dire découle la nécessité de ne faire que des préparations très 

 minces. Si elles sont trop épaisses, les parties qui se trouvent en 

 dehors de la zone focale ne peuvent être mises au point et donnent 

 lieu à des reflets qui gênent l'observation. 



5° Épaisseur des lamelles. — Elle a la même importance que 

 dans l'observation microscopique ordinaire (p. 84). Comme on 

 se sert de préférence d'objectifs assez forts, il ne faut pas négliger 

 complètement ces variations d'épaisseur qui peuvent nuire à la 

 netteté des images'. Il faut donc employer, autant que possible, 

 des lamelles de 170 a d'épaisseur. 



1. Ou trouvera des rè^jles précises pour déceler et compenser les ditférenccs 

 d'épaisseur des lamelles dans : Siedentopf, Ueber mikroskopische Beobachtungen 

 bel Dunkelfeldbeleuclitung. Zeitschr. f. iviss. Miki:, XXY, p. -T/S-îSS, 1908. 



