216 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



6^ Milieu de montage des préparations. — Les objets à 

 examiner doivent être montés dans l'eau ou Thuile de cèdre, mais 

 jamais dans Vair, ni dans un milieu optiquement trouble; cette 

 nécessité découle des règles précédentes. Si Tobjet est monté à 

 sec, dans Fair, il est clair que la réflexion totale aura lieu avant 

 d'arriver à Tobjet et qu'on n'obtiendra aucune image. Si le milieu 

 est optiquement trouble, les particules en suspension s'illumine- 

 ront et masqueront la préparation. 



Mentionnons à ce propos Tinfluence perturbatrice des poussières 

 et des bulles d'air. Il faut donc s'assurer de la propreté méticu- 

 leuse des lames et lamelles, qui doivent avoir été lavées à Talcool 

 et soigneusement essuyées avec un cbiffon non pelucbeux. 



Les petits grains de poussière, inclus dans la préparation, forment 

 autant de points lumineux qui peuvent être une source d'erreurs. 

 Il en est de même des bulles d'air. Dans la préparation elles s'il- 

 luminent; au contraire, lorsqu'elles se trouvent dans le liquide 

 d'immersion qui réunit la lame au condensateur, elles causent des 

 voiles plus ou moins notables, en déviant une partie des rayons 

 lumineux. 



7o Choix des objectifs. — Il ressort des considérations théo- 

 riques sur l'éclairage à fond noir que les meilleurs objectifs à 



employer pour ces observations sont les sys- 

 tèmes à sec moyens ou forts, dont l'ouverture 

 numérique n'est pas trop grande. Plus cette 

 ouverture est élevée, moins le fond est noir, 

 parce que l'objectif admet alors un certain 

 nombre de rayons qui n'ont pas subi la 

 réflexion totale. Aussi, avec les objectifs à 

 sec très puissants à grande ouverture numé- 

 rique, et surtout avec les objectifs à immer- 

 sion, est-il nécessaire d'éliminer les rayons 

 marginaux, en introduisant un diaphragme 

 particulier dans la monture de l'objectif 

 (fig. 127). Ces diaphragmes intérieurs doivent 

 généralement être ajustés par le construc- 

 teur; ils sont amovibles ou non suivant 

 les cas. 



Pratiquement, et pour les travaux cou- 

 rants, on emploiera donc les objectifs à sec, associés à des ocu- 

 laires très puissants, pour augmenter le plus possible le grossis- 



Fig. 127. — Diaphragme 

 intérieur pour objectif 

 à immersion. 



