MÉTHODES POUR EXÉCUTER LES COUPES 321 



comprend de suite que, pour entretenir la régularité de la première 

 forme, il faut user toute la surface de la lame, tandis que, dans le 

 second cas, il suffit de repasser les deux facettes du biseau, ce ([ui faci- 

 lite beaucoup les opérations. 



2. Repassage du rasoir. —Nous venons (p. 325), eu étudiant 

 le mode d^aclion du rasoir, qu'on peut le considérer comme un coin 

 pénétrant dans les tissus pour les diviser. Les coupes seront d'autant 

 plus minces et le tissu moins altéré que ce coin sera plus mince et 

 plus poli . Quelles que soient la forme et l'épaisseur de la lame, il fau t 

 donc que le tranchant, biseauté ou non, présente un poli parfait. 

 Moins il y aura de stries mici^oscopiques, plus le coin pénétrera 

 facilement dans les tissus et moins il y causera de lésions. En 

 effet, les petites stries que laisse dans Tacier un repassage impar- 

 fait empêchent le tranchant de pénétrer et se terminent par des 

 dents et des crans microscopiques qui déchirent les cellules et 

 produisent, dans les rubans de coupes, des rayures qui peuvent 

 aller jusqu'à la section complète en bandelettes longitudinales. 



' Pendant la confection des coupes, le tranchant du rasoir 

 s'émousse, s'ébrèche ou se recourbe s'il est trop mince. Ce der- 

 nier accident est rare avec les rasoirs à paralTme dont nous recom- 

 mandons l'emploi, mais l'angle que forment les deux biseaux du 

 tranchant tend à devenir de moins en moins aigu, des crans 

 microscopiques apparaissent et le poli diminue. Le repassage a 

 pour but de rendre au tranchant sa forme et son poli primitif. 

 Il faut donc enlever d'abord une mince couche d'acier, de manière 

 à rectilier la forme des facettes, puis les polir aussi parfaitement 

 que possible. 



Nouvelles méthodes de polissage. — Le repassage a cessé 

 d'être une pratique empirique, exercée par certains profession- 

 nels. Il est devenu un procédé scientifique et tout micrographe 

 doit pouvoir maintenir ses rasoirs dans un état de poli suffisant. 

 Disons tout de suite que les anciens procédés de repassage sur 

 cuir ont fait leur temps et ne sont qu'un pis aller. Un aiguisage 

 rationnel doit être calqué snr les méthodes de polissage usitées 

 en optique et en métallographie microscopique : on arrive ainsi 

 à obtenir des surfaces assez parfaites, pour qu'à 750 diamètres on 

 ne distingue aucune strie. 



Le repassage idéal est donc celui qui est pratiqué suivant les 

 méthodes optiques et mélallographiques. Comme ces procédés ne 

 sont pas à la i)ortée de la majorité des micrographes, il sera préfé- 



M. Langehon, — Précis de Microscopie. ^i 



