328 



METHODES GENERALES 



facilement des coupes régulières. Le type de ces appareils est le 

 microtome de Rauvier. Cet instrument com])rend essentiellement 

 un cylindre surmonté d'une large plate-forme; on place l'objet 

 dans le cylindre, après l'avoir enrobé dans la moelle de Sureau. Un 

 piston, actionné par une vis micrométrique, fait monter robjet de 

 petites quantités. Le rasoir coupe tout ce qui dépasse la plate- 

 forme. Avec ces instruments, la finesse des coupes n'a pas d'autres 

 limites que la finesse du tranchant cl la perfection de la vis 

 micrométrique. Le modèle primitif de Ranvier, dans lequel il 

 fallait caler l'objet avec de la moelle de Sureau et faire gontler le 



tout dans l'alcool faible, ou encore 

 pratiquer un enrobage à la paraf- 

 fine, a été heureusement modifié. 

 Dans le microlome à main de Leitz, 

 par exemple (lig. 161), le cylindre 

 de moelle de Sureau est maintenu 

 par une |)ince intérieure; la tète de 

 la vis micrométrique est très large 

 et porte 50 divisions, dont chacune 

 correspond à un centième de milli- 

 mèlre. On peut donc, avec un bon 

 rasoir, faire des coupes de 10 a et 

 même de 5 a, car les divisions sont 

 assez larges pour qu'on puisse en apprécier la moitié avec préci- 

 sion. Comme les coupes sont très régulières, on peut très bien 

 leur donner jusqu'à 15 mm. de diamètre ^ 



Pour se servir de cet instrument, il faut absolument avoir un 

 rasoir plan sur u;i côté. Le microtome est saisi à pleine main 

 gauche, la plate-forme reposant sur le pouce et l'index; le rasoir, 

 tenu de la main droite, est posé bien à plat sur la plate-forme. On 

 le tire très obliquement en appuyant légèrement avec le pouce 

 droit posé sur la face supérieure de la lame. Pour obtenir un mou- 

 vement bien régulier, sans saccades, l'avant-bras et la main doivent 

 former un ensemble rigide et le déplacement du rasoir doit être 

 produit uniquement par des mouvements du bras. 



On coupe à sec ou en mouillant le rasoir et l'objet, suivant la 

 nature du tissu. Dans les deux cas, on recueille les coupes dans un 

 cristallisoir plein d'eau ou d'alcool. On peut, auparavant, éli- 



Ficr. 161. 



- !\Iicrotome à main 

 de Leitz. 



1. Le microtoinc à main de Peltrisot, à serrage central, est aussi une très 

 bonne modification du microtome Ranvier. 



