EXAMEN DES LIQUIDES ORGANIQUES 



639 



La chambre graduée {iig. 249) est enchâssée dans une plaque métal- 

 lique. L'épaisseur est réglée par trois vis qui font saillie et sur lesquelles 

 vient s'appuyer la lamelle; la saillie est de 1/5 de mm. Cette disposi- 

 tion est, à mon avis, très supérieure à celle de la chambre en verre de 

 Thoma. Non seulement elle permet une construction beaucoup plus 

 précise, mais encore, par le fait que la lamelle repose seulement sur 

 trois pointes, il y a moins de danger de voir un corps étranger s'inter- 

 poser, venir augmenter l'épaisseur de la cellule et causer de grosses 

 erreurs. Enlin, le contact exact de la lamelle avec les trois pointes est 

 assuré automatiquement par le compresseur : la mise en place de la 

 lamelle se produit d'une façon parfaite et sans danger de bulles d'air, 

 comme cela arrive trop souvent avec la cellule de Thoma. Ce compres- 

 seur assure à la cellule de Malassez une grosse supériorité : grâce à lui, 

 la préparation réussit à coup sûr 

 et les chances d'erreur sont bien 

 diminuées. 



Le quadrillage est un peu diffé- 

 rent de celui de Thoma-Zeiss. Les 

 champs de numération sont des 

 rectangles (fig. 2o0j composés de 

 20 petits carrés : chaque rectangle 

 ayant un 1/20 de mm. carré de sur- 

 face et 1/5 de mm. d'épaisseur, 

 correspond à un centième de mm^. 

 Il y a 10 rangées de 10 rectangles, 

 soit 100 rectangles, dont l'ensemble 

 correspond à 1 mms, ce qui sim- 

 plifie énormément les calculs. 



Parmi ces rectangles, les uns ne Fig. -250. — Aspect d'un rectangle de 

 sont pas subdivisés, les autres sont la cliambre graduée de Malassez. 

 traversés par des lignes horizon- ^^ng normal, dilution au 400«. 

 taies ou verticales, d'autres enfin 



sont subdivisés en 20 petits carrés. C'est dans ces derniers seuls qu'on 

 compte les globules rouges. 



1. Prise de sang. — Opérer comme il est dit plus haut. 

 Diluer au 400' (division 4) pour le sang normal et au 100'^ (divi- 

 sion 1) pour les sangs anémiques. 



2. Mise en préparation. — Fixer la lamelle (n'employer que 

 les lamelles rondes spéciales à faces planes) au cercle du com- 

 presseur, en mouillant très légèrement ce dernier. Rabattre, pour 

 s'assurer que la lamelle touche bien les trois vis (on ne doit 

 entendre aucun bruit en la frappant légèrement avec le manche 

 d'une aiguille). Relever à 45° le compresseur portant la lamelle 

 (fig. 249). Déposer une goutte de mélange sur le disque gradué 

 et rabattre doucement le compresseur. Il ne doit pas y avoir de 

 bulles d'air sur la partie graduée. 



3. Numération. — Attendre que les globules soient déposés, 



