EXAMEN DES LIQUIDES ORGANIQUES 641 



l'arbre du centrifugeur 1, à la place du porte-tubes. A celte armature, on 

 adapte deux tubes de verre capillaires de 50 mm. de longueur, divisés 

 en 100 parties de mm. 5 de longueur. 



Pour faire la prise de sang, on pique le doigt comme d'habitude, on 

 tient le tube horizontalement et on en plonge la pointe dans la goutte 

 de sang. Généralement, le remplissage se fait tout seul ; mais on peut 

 l'aider par une légère aspiration avec un tube de caoutchouc ou avec la 

 pipette spéciale. On remplit rapidement les deux tubes, et on les fixe 

 dans l'armature, le zéro en dehors; il est essentiel que les rondelles de 

 caoutchouc qui appuient sur les extrémités des tubes soient en bon 

 état, surtout du côté extérieur, sinon le sang serait projeté au dehors. 

 Centrifuger pendant deux minutes, à la vitesse de 77 tours de manivelle 

 à la minute. Lire à la loupe (fig. 2o2) le chiffre auquel s'arrête la traînée 

 rouge et multiplier par 100 000 (ajouter cinq zéros). A la tin de l'opé- 

 ration, le tube doit rester entièrement rempli par le sérum, sinon il y 

 a eu une fuite et il faut recommencer. 



Les résultats obtenus sont très suffisamment exacts et toujours com- 

 parables, à condition que la longueur et le diamètre des tubes soient 



Fig. -202. — Lecture de Ihématocrite après centrifugation. 



toujours les mêmes et (lue la manivelle soit tournée à la môme vitesse 

 dans des temps égaux. 11 faut s'astreindre minutieusement à opérer 

 toujours exactement dans les mêmes conditions. 



Pour nettoyer les tubes de l'hématocrite, les plonger dans l'eau 

 distillée et y faire passer un crin de Cheval, à l'extrémité duquel est 

 attaché un fil de coton. Sécher en insuftlant de Pair avec une pompe de 

 bicyclette ou une double poire. 



Valeur des procédés de numération. — Théoriquement, les 

 compte-globules donnent tous des résultats très précis. Pratique- 

 ment, beaucoup de numérations sont inexactes, parce qu'on néglige 

 quelque précaution essentielle. Pour réussir, il faut suivre scru- 

 puleusement les indications que nous venons de donner et bien 

 s'exercer avec du sang normal, avant de numérer du sang patho- 

 logique. Ne pas oublier qu\in chiffre isolé ne signifie rien et que 

 les résultats ne démontrent quelque chose que lorsqu'ils sont 

 comparables. Une légère erreur constante est moins nuisible que 

 des erreurs variables qui empêchent toute comparaison. 



Théoriquement, les compte-globules sont très supérieurs à 

 rhématocrite; pratiquement, ce dernier peut rendre de grands 



1. Cet appareil ue peut fonctionner qu'avec un ccnlrifugeur à deux vitesses, 

 dont la seconde peut fournir 12 000 tours à la minute (fig. 253). 



M. L.vxGEROx. — Précis de Microscopie. 'ï't 



