XH TABLE DES MATIERES 



CiiAP. VllI. — Loupes et microscopes à dissection. ... 108 



— IX. — Microscopes à prismes redresseurs .... 113 



X. — Appareils à dessiner 116 



1. Appareils ù dessiner à miroir IIS 



11. Chambres claires proprement dites. . . 123 



III. Autres appareils à dessiner 127 



IV. Emploi des appareils à dessiner 128 



— XI. — Choix d'un microscope 134 



— XII. — Entretien du microscope 140 



— XIII. — L'observation microscopique 145 



I. Conditions de la vision microscopique. . 145 



II. Conséquences pratiques 152 



XIV. — Emploi du microscope 160 



I. Manière de saisir et de transporter le 



microscope 160 



IL Installation du microscope- . . .... 161 



m. Mise au point du microscope 161 



IV. Mise au point des objectifs à immersion. 163 



V. Causes d'erreur dans la mise au point. . 164 



VI. Manœuvre de la vis micrométrique et 



observation microscopique 165 



VII. Choix des objectifs et des oculaires . . . 169 



— XV. — Détermination des constantes optiques 



du microscope l'^O 



1. Détermination du grossissement .... 170 



II. Vérillcation du pouvoir définissant. . . 173 



III. Vérification du pouvoir résolvant. . . . 175 

 . IV. Vérification de l'étendue et de la planéité 



du champ et des déformations de l'image. 178 



— XVI. — Mensurations microscopiques 179 



I. Mensurations dans un plan horizontal. . 179 



1. Procédé de la chambre claire. . . 180 



2. Procédé de l'oculaire micromé- 



trique 184 



3. Procédé de mensuration directe. . 189 



II. Mensuration des épaisseurs 190 



— XVII. — Emploi de la lumière polarisée 192 



I. Notions sur la lumière polarisée 192 



II. Appareils de polarisation 196 



m. Microscope polarisant 202 



IV. Emploi du microscope polarisant .... 203 



