PART[E MÉCANIQUE DU MICROSCOPE 15 



el (lu champ de l'objectif. Pour ne laisser échapper aucun point, 

 il faudra donc s'assurer que chacun des champs examinés recouvre 

 légèrement le précédent : une fois la valeur du déplacement déter- 

 minée, il ne reste plus qu'à avancer de quantités égales, mesurées 

 exactement au moyen du vernier I. 



Le simple examen d'une préparation ne réclame pas de précautions 

 spéciales. Mais si l'on veut repérer exactement des points intéressants 

 en inscrivant les indications des verniers et être sîir de les retrouver, 

 il faut procéder encore au centrage de la platine. 



Si on désire un centrage de précision, pour retrouver de fins détails 

 à un fort grossissement, ce centrage doit être exécuté pour chaque 

 objectif, surtout si on se sert du revolver. Avec les changeurs d'objectif 

 à coulisse (flg. 19) on peut obtenir un centrage parfait pour toute une 

 série d'objectifs, en ayant soin de centrer d'abord tous les changeurs. 

 L'emploi d'un oculaire à réticule permet d'augmenter encore la préci- 

 sion du centrage. 



Cette opération très simple peut être exécutée approximativement 

 une fois pour toutes. Pour effectuer le centrage, on prend la plaque à 

 centrer, qui est livrée dans un écrin avec chaque platine et on com- 

 mence par mettre les verniers sur les divisions indiquées par l'étiquette 

 de la plaque à centrer. Notamment, on immobilise, au moyen de la vis 

 de pression, l'équerre de gauche dans la position indiquée pour le 

 vernier IL Ceci fait, on libère, en desserrant la vis b, l'étage le plus 

 inférieur de la platine : au moyen des deux vis de centrage, non 

 représentées sur la figure 12 mais visibles sur les figures 7 et 21, on 

 amène exactement au milieu du champ la croix tracée sur la lame à 

 centrer. Une fois celte opération faite, on ne touche plus aux vis laté- 

 rales et on immobilise la plaline tournante en serrant de nouveau la 

 vis b. Les chariots sont alors centrés pour l'objectif employé et on peut 

 retrouver facilement les points dont on aura repéré la position au 

 moyen des verniers. 



Ces verniers ' sont de petites règles, graduées sur une longueur de 

 9 mm. Ces 9 mm. sont divisés en 10 parties égales, qui correspondent 

 chacune à 9/10 de millimètre : la différence entre les longueurs d'une 

 division millimétrique et d'une division du vernier est donc de un 

 dixième de millimètre. Cet artilice permet d'évaluer les dixièmes de 

 millimètre par la simple juxtaposition d'une échelle millimétrique ordi- 

 naire et du vernier. 11 suffit pour cela de lire le chiffre de l'échelle 

 millimétrique qui est le plus rapproché du du vernier. Soit 12 ce 

 chiffre dans le vernier I de la figure 12. Puis on suit les divisions du 

 vernier, à partir du U, jusqu'à ce que l'une d'elles se trouve coïncider 

 avec un des traits de la division millimétrique. Soit, toujours dans le 

 vernier I de la figure 12, la 4" division de ce vernier, la longueur ainsi 

 mesurée correspondra à 12 mm. 4. En effet, à cause de la valeur de la 

 différence entre une division du vernier et une division millimétrique, 



1. Les verniers sont ainsi nommés du nom du géomètre Pierre Vernier, 

 d'Ornans (Doubs), inventeur de cet artifice, décrit dans un ouvrage imprimé à 

 Bruxelles en 1631 et intitulé : La construction, l'usage et les propriét<-s du cadran 

 nouveau. 



