PARTIE MÉCANIQUE DU MICROSCOPE 1 "7 



giieur de 19 mm. divisée en vingt jDarlies. li permet donc de 

 repérer à 1/20 de millimètre près. 



Une bonne précaution consiste à fixer une fois pour toutes le 

 collier sur la monture du microscope. Si on désire enlever les 

 chariots, il suffit de dégager de sa crémaillère le chariot antéro- 

 postérieur en le poussant en avant, sans toucher à la vis de pres- 

 sion du collier. La platine du microscope devient libre ainsi pour 

 les manipulations que l'on désire effectuer. 



Il existe d'autres platines à chariot pourvues, en outre des vis 

 de commande, d'un déplacement automatique. Stiassnie fabrique 



Fig-. 14. — Oculaire à champ quadrangulaire variable. 



depuis quelque temps des platines de ce genre pour ses grands 

 modèles (fig. 8). 



Le mouvement automatique est produit par un levier qui com- 

 mande un cliquet. Il y a un levier pour chaque chariot et la 

 manœuvre de chacun d'eux déplace le chariot correspondant d'une 

 quantité déterminée. L'emploi de ce dispositif doit être combiné 

 avec celui d'un oculaire à champ quadrangulaire variable (fig. 14). 

 On arrive ainsi à déterminer, pour chaque objectif, le nombre de 

 mouvements du levier nécessaires pour déplacer la préparation 

 d'une quantité correspondant au champ embrassé par l'objectif. 

 Ce dispositif permet de parcourir automatiquement, et sans en 

 laisser échapper un seul point, des préparations très étendues. 

 Ces platines peuvent rendre des services pour l'examen du sang 

 ou des matières fécales et en général pour tous les cas où il faut 

 rechercher et compter des corpuscules disséminés dans une pré- 

 paration. 



Nous terminerons ici notre description des platines à chariot. 

 Nous ne saurions les énumérer toutes, car chaque constructeur a, 

 pour ainsi dire, son modèle particulier. On voit que toutes, en 



M. Langeron. — Précis de Microscopie, 2 



