20 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



Le mouvement de cette vis micrométriqiie n'a qu'une étendue 

 d'environ 5 millimètres et il est limité par deux arrêts brusques. 

 En outre, la précision de ce mouvement est forcément limitée, 

 car on ne peut dépasser une certaine finesse dans la taille du pas 

 de la vis micrométrique, c'est-à-dire environ 0,5 millimètre. 



Actuellement, la plupart des grands microscopes (fig. 7, 8, 10) 

 sont munis d'un mécanisme micrométiique beaucoup plus perfec- 

 tionné. Ici encore chaque 

 constructeur a son dispositif 

 particulier. Tous reposent 

 sur le môme principe qui 

 consiste à agir sur la vis 

 micrométrique, non pas 

 directement, comme dans 

 l'ancien modèle que nous 

 venons de décrire, mais par 

 l'intermédiaire d'engrenages 

 qui permettent de faire 

 avancer cette vis de quan- 

 tités très faibles. En outre, 

 dans les modèles bien cons- 

 truits, le nouveau mouve- 

 ment micrométrique fait xis 

 sans fin, et agit également 

 dans les deux sens. 



Les microscopes de Zeiss sont 

 munis du dispositif inventé par 

 Berger i (fig. 17). Ici, l'ancien 



Fig. 16. — Mouvement micrométrique des 

 microscopes de Leitz, coupe verticale. — 

 a, axe fileté; 6, coussinet renfermant un 

 ressort; c, coussinet; d, roue dentée;/, 

 pièce en forme de cœur; g, galet; k, sup- 

 port du galet; r, tambour gradué dont 

 chaque division représente 1 ;/. 



prisme est remplacé par un 

 chariot. Ce ctiariot est mù par une vis micrométrique, mais celle-ci n'est 

 pas actionnée directement : elle porte, à sa partie inférieure, une roue 

 dentée qui engrène avec une vis sans fin, terminée par deux boutons 

 extérieurs. Le mouvement de descente est produit par un ressort anta- 

 goniste. Tout le mécanisme est enfermé dans un support en forme de 

 poignée (fig. 7) qui le met complètement à l'abri de la poussière et 

 des accidents. L'un des boulons extérieurs porte une division dont 

 chaque degré correspond à un déplacement de 2 a. 



Les microscopes de Leitz possèdent un mouvement micrométrique 

 analogue (fîg. 16). Deux boutons extérieurs mettent en mouvement une 

 vis sans fin a, qui s'engrène avec une roue dentée d. Cette roue 

 dentée porte, fixée sur son axe, une pièce /, en forme de cœur. 



1. Zeitschrift f. Instrumentenkunde, XVIII, p. 129-133, 1898. 



