' CHAPITRE III 

 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 



L'appareil d'éclairage est fixé sous la platine. Son but est d'é- 

 clairer Tobjet par lumière transmise. En effet, dans l'immense 

 majorité des cas, l'étude des préparations se fait par transparence. 

 Ce n'est que très exceptionnellement et dans des cas déterminés 

 qu'on observe en lumière réfléchie, c'est-à-dire en éclairant la 

 surface de l'objet. 



L'appareil d'éclairage se compose essentiellement d'un miroir et 

 d'un diaphragme; mais ce dispositif est insuffisant pour l'emploi 

 des forts objectifs à sec et surtout des objectifs à immersion. Aussi 

 un microscope complet doit-il posséder en outre un condensateur 

 et un diaphragme-iris. 



Le miroir est à deux faces plane et concave : il devra donc 

 tourner autour de deux axes horizontaux de manière à ce qu'on 

 puisse utiliser à volonté les deux faces et diriger couvenablement 

 les rayons lumineux dans l'axe optique du microscope, suivant la 

 position de la source lumineuse. L'emploi du condensateur rend 

 inutiles des mouvements plus compliqués, qui seraient destinés à 

 modifier considérablement la direction du faisceau éclairant et à 

 obtenir, par exemple, des cônes lumineux très obliques. Nous 

 verrons que ces modalités de l'éclairage ne peuvent être utiles que 

 dans des cas très spéciaux et qu'ils sont réalisés d'une façon beau- 

 coup plus précise par la manœuvre du diaphragme-iris et avec 

 l'aide du condensateur. 



Le diaphragme destiné à être employé avec le miroir seul doit 

 être placé immédiatement sous la platine : il doit présenter une 

 série d'ouvertures de diamètres variables de manière à permettre 

 d'obtenir des cônes lumineux de plus en plus étroits. Tantôt ce 

 diaphragme est dit tournant : il est alors formé d'une plaque 



