30 



LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



(p. 73) que Téclairage oblique permet, dans certaines conditions, 

 d'augmenter la puissance de résolution des objectifs. Il est indis- 

 pensable que le tambour du diapbragme puisse tourner autour 

 d'un axe vertical, après avoir été excentré, de façon à faire varier 



Fincidence du faisceau lumi- 

 neux oblique et à mettre ainsi 

 en évidence les plus fins 

 détails des organismes qu'on 

 examine. 



Enfin le porte-diaphragme 

 doit pouvoir être facilement 

 dégagé et amené sur le côté 

 par une simple traction, ce 

 mouvement est indispensable 

 pour contrôler l'ouverture de 

 l'iris ou pour introduire dans 

 la rainure, réservée à cet effet 

 dans le porte-diaphragme, des 

 verres oolorés ou dépolis, un 

 polariseur, etc. La figure 21 

 montre le porte-diaphragme 

 ainsi écarté de l'axe opti- 

 que. 



L'ouverture maxima de 

 l'iris doit être au moins égale 

 à l'angle d'ouverture du con- 

 densateur. Enfin il est com- 

 mode d'avoir des divisions 

 gravées sur le tambour le 

 long de la course du levier : 

 elles permettent, surtout pour 

 la microphotographie, de re- 

 pérer exactement la largeur du cône lumineux. 



Les lentilles du condensateur réfractent les rayons lumineux 

 réfléchis par le miroir, de manière à les faire converger sur 

 l'objet en un cône à large ouverture. Le foyer de l'appareil se 

 trouve en effet au voisinage du plan de l'objet observé, à environ 

 2 mm. au dessus de la lentille supérieure (fig. 59 et 60). Le maxi- 

 mum d'éclairage est obtenu quand l'objet se trouve exactement au 

 foyer. Pour réaliser celte coïncidence et pour éloigner dans cer- 



Fig. 26. — Ensemble de l'appareil d'éclai- 

 rage des microscopes do Zeiss, avec con- 

 densateur Abbe à deux lentilles, dia- 

 phragme-iris et miroir. — c, condensa- 

 teur; r, vis de pression servant à immo- 

 biliser le condensateur dans le manchon 

 qui le supporte ; p, tige servant à ma- 

 nœuvrer le diaphragme-iris; s, bouton 

 de la crémaillère qui élève ou abaisse 

 l'appareil d'éclairage. — Au milieu de 

 la figure, en dessous du condensateur, 

 on voit le bouton de la crémaillère qui 

 permet d'excentrer le diaphragme-iris 

 et d'obtenir l'éclairage oblique. Ce même 

 bouton permet, par une simple traction 

 d'amener tout le porte-diaphragme en 

 dehors de l'axe optique, sur le côté du 

 microscope. 



