APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 31 



tains cas de l'objet le foyer du condensateur, il est nécessaire que 

 l'appareil d'éclairage puisse être déplacé dans le sens vertical. 

 Dans les grands microscopes, ce résultat est obtenu au moyen 

 d'une crémaillère et d'un pignon (fig. 20, S; 21, W) : dans les 

 modèles les plus petits le mouvement vertical est produit par une 

 vis ou même simplement à la main. 



SOURCES LUMINEUSES 



Avant d'expliquer l'emploi de l'appareil d'éclairage, il est néces- 

 saire d'étudier sommairement les sources lumineuses les plus 

 employées en microscopie. Nous laisserons de côté celles qui 

 servent en microphotographie, car leur étude compliquerait trop 

 notre exposé. 



Lumière du jour. — ■ C'est naturellement l'éclairage le plus 

 employé. La manière la plus favorable de l'utiliser est de recevoir 

 sur le miroir la lumière réfléchie par les nuages blancs : un ciel 

 bleu et limpide est moins favorable à l'observation. La lumière 

 directe du soleil ne peut être utilisée que pour la microphotogra- 

 phie, en aucun cas elle ne peut servir à l'observation directe; 

 cependant on pourrait à la rigueur la diffuser au moyen d'une 

 étoffe blanche et utiliser la lumière fournie par cet écran. 



La condition essentielle, pour avoir un bon éclairage, est que 

 la source lumineuse, quelle qu'elle soit, ait une étendue suffisante 

 pour couvrir toute la surface du miroir et pour remplir tout 

 l'angle d'ouverture du condensateur. Il sera donc nécessaire de 

 placer la table de travail contre la fenêtre, surtout si celle-ci n'est 

 pas très grande. Quand on a le choix, la meilleure exposition est 

 cerlainement celle du nord, car on n'y est jamais gêné par le 

 soleil. 



Lumière artificielle. — • La lumière artificielle présente des 

 avantages considérables au point de vue de la constance et de 

 l'intensité. Aussi est-elle particulièrement favorable pour les forts 

 grossissements, avec lesquels elle est souvent préférable à la 

 lumière du jour. Certains observateurs l'emploient uniquement, 

 de manière à avoir toujours un éclairage uniforme. Boites Lee^ 



1. Bollûs Lee, L'éclairage et l'emploi du condensateur dans la micrographie 

 histologique. La Cellule, XIX, p. 103- J33, 1 pi., 1902. 



