APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 35 



porlionnel à roiiverUire et à la longueur locale du système. 



Le miroir concave et le condensateur agissent donc comme s'ils 

 donnaient à la source 

 lumineuse une plus 

 grande étendue, sans 

 diminuer son inten- 

 sité, ou comme s'ils 

 la rapprochaient. 



En résumé, l'ap- 

 pareil d'éclairage du 

 microscope a pour 

 but, au moyen d'une 

 source lumineuse 

 d'une position et 

 d'une étendue don- 

 nées, d'envoyer sur 

 l'objet un faisceau 

 lumineux de même 

 intensité, mais sous 

 forme de cône à large 

 ouverture. Il doit 

 aussi permettre une 

 gradation facile et 

 étendue de l'ouver- 

 ture et de la direction 

 de ce cône. 



Après avoir établi 

 ces principes géné- 

 raux de la théorie 



de l'éclairage par la —T'U'Il rayons non utiles. 



lumière transmise, 



nous allons étudier la signilication et l'emploi de chacune des 



parties de l'appareil d'éclairage. 



Emploi des miroirs. — Généralement on emploie au hasard 

 le miroir plan ou le miroir concave et le plus souvent à tort. Nous 

 allons donc préciser dans quelles conditions il faut choisir l'un ou 

 l'autre. Pour cela, nous devons examiner successivement l'emploi 

 des miroirs seuls ou combinés avec le condensateur. 



Fis. -27. 



Valeur relative du miroir plan et du miroir 

 concave. 



— • •- rayons utiles réfléchis par le miroir plan '. 



• rayons utiles réfléchis par le miroir 



concave. 



1. Le point d'incidence des raÏA'ons Fp et F'p' devrait se trouver sur le miroir 

 plan. C'est par erreur que l'incidence se produit sur le miroir concave. 



