38 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



lifs faibles, c'est la réalisalion d'un champ iiiiirormëment éclairé 

 sur toute son étendue, permettant de voir toute la partie de Tobjet 

 comprise dans ce champ. 



Uniformité d'éclairage du champ. — Pour une source 

 lumineuse d'étendue illimitée, cette uniformité dépend unique- 

 meut, comme nous l'avons vu, de la dimension du miroir et de la 

 distance qui le sépare de l'objet. Peu importe dans ce cas qu'il 

 soit plan ou concave. 



Au contraire, pour une source lumineuse d'étendue limitée, le 

 miroir plan donne un champ éclairé plus vaste que celui foui'ui 

 par le miroir concave. Ce dernier projette à peu près dans le 

 plan de l'objet une image réelle de la source lumineuse, qui se 

 confond avec l'image de l'objet et qui est très gênante. D'ailleurs, 

 cet inconvénient est encore plus sensible avec le condensateur qui 

 fournit une image très petite de la source lumineuse dans le plan 

 de l'objet. 



Donc, jjour avoir un chanq^ uniformément éclairé avec les 

 objectifs très faibles, il faut employer le miroir plan seul, sa7is 

 condensateur. 



2"" Emploi du condensateur. — Nous avons vu plus haut que 

 le miroir seul, même lorsqu'il est concave, ne peut pas fournir 

 des cônes lumineux, ayant une ouverture supérieure à 82°. Or, 

 cet éclairage est insuffisant avec les objectifs de grande ouverture 

 numérique (voir p. 49). On est alors obligé d'avoir recours aux 

 condensateurs. Nous savons que ces appareils ont une forte ouver- 

 tui'e numérique. L'objet est ]dacé au voisinage et un peu au-des- 

 sous de leur foyer supérieur. Dans ces i*onditions, les rayons que 

 le condensateur reçoit du miroir sont à peu près parallèles; il 

 n'est donc pas nécessaire que ce dernier ait une grande surface. 



Pour uLiliser complètement la grande ouverture numériciue des con- 

 densateurs (1.20 et même 1.40), il faut interposer une goutte d'huile de 

 cèdre à immersion enlre la lentille supérieure et le porte-objet, de façon 

 à empêcher une partie des rayons lumineux de subir la réflexion totale, 

 au moment de leur passage du verre dans l'air. Cette précaution est, 

 d'ailleurs, rarement indispensable et ne saurait avoir d'importance que 

 pour les objectifs à immersion. En effet, les objectifs à sec ne peuvent 

 admettre, même dans les circonstances les plus favorables, qu'un cône 

 lumineux ayant une ouverture égale au plus au double de l'angle 

 limite pour le verre et l'air; or le condensateur fournit facilement un 

 cône de cette ouverture sans interposition d'huile de cèdre. Ajoutons 

 que l'immersion du condensateur n'est réellement. efficace que lorsque 

 l'instrument a été spécialement calculé dans ce but. 



