APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 39 



Pour rétrécir le large cône lumineux fourni par le condensaleur, 

 on emploie le diaphragme-iris dont nous avons donné la descrip- 

 tion. Ce diaphragme est placé en dedans du loyer inférieur du 

 condensateur. 



L'emploi du condensateur est absolument indis[iensable avec 

 les objectifs à sec puissants et avec les objectifs à immersion, qui 

 exigent un cône éclairant très large, dont l'ouverture puisse 

 atteindre 120°. Avec ces objectifs, le foyer du condensateur doit se 

 trouver dans le plan de l'objet ou un peu au-dessus pour que 

 Tappareil donne son maximum d'effet. Le mouvement vertical 

 servira à assurer la mise au point du condensateur : en effet, 

 lorsque la source lumineuse est éloignée, le cône projeté est large 

 et court, tandis qu'il est plus étroit et plus allongé lorsque la 

 source lumineuse est rapprochée (lumière artificielle). Cette 

 mise au point du condensateur assurera donc la pénétration, dans 

 Tobjectif, d'un cône lumineux aussi large que possible. 



Certains observateurs conseillent de limiter l'emploi du con- 

 densateur aux objectifs à immersion et aux systèmes à sec très 

 puissants. Tel n'est pas notre avis. Nous pensons qu'il y a grand 

 avantage à employer le condensateur, même avec les objectifs 

 faibles, jusqu'à 25 millimètres environ de distance focale, c'est- 

 à-dire jusqu'aux objectifs n" 2 inclusivement. Pour une distance 

 focale plus grande, on ne peut obtenir un champ uniformément 

 éclairé, même en abaissant le condensateur au maximum. Dans 

 ce cas, on emploiera le miroir plan seul. Pour les objectifs à foyer 

 inférieur à 25 millimètres, on abaissera le condensateur, de 

 manière à ce que l'image de la source lumineuse ou des barreaux 

 de la fenêtre ne gène pas la perception de l'image microscopique. 

 Dès que ce résultat est atteint, on arrête le mouvement du con- 

 densateur et on se sert du diaphragme-iris pour régler l'éclairage, 

 en diminuant l'ouverture du cône lumineux. Pour les observations 

 qui réclament de fréquents changements d'objectifs, ce procédé 

 est bien plus pratique que celui qui consiste à écarter à chaque 

 instant le condensateur de l'axe du microscope, puis à régler de 

 nouveau Téclairage avec le miroir et le diaphragme de la platine. 

 11 suffit, en changeant l'objectif, de modifier légèrement la posi- 

 tion verticale du condensateur et l'ouverture de l'iris. Avec un 

 peu d'habitude, ces mouvements sont exécutés presque automati- 

 quement. En outre, en enlevant le condensateur, on se priverait 

 du diaphragme-iris qui permet de régler très commodément léclai- 



