44 LE MICROSCOPE Et SES ACCESSOIRES 



et le microscope, à 15 cenlimètres environ de chacun d'eux. On 

 arrive ainsi à éclairer toute la surface du miroir plan (vérifier avec 

 un petit carré de carton hlaiic qu'on pose sur le miroir). 



Je conseille d'employer ce dispositif très simple toutes les fois 

 qu'on travaille à la lumière artificielle. 



5° Éclairage à la lumière artificielle pour recherches très 

 délicates (méthode de Bolles Lee). — Nous avons déjà mentionné 

 (p. 32) la méthode de Bolles Lee pour l'éclairage de précision des 

 préparations cytologiques. Nous allons en résumer les indications 

 essentielles, car c'est certainement une des meilleures techniques 

 d'éclairage, permettant d'obtenir une résolution et une définition 

 aussi parfaites que possible. 



Il faut se servir d'une lampe à pétrole à mèche plate, telle que celles 

 que nous avons décrites (p. 33) et d'un condensateur achromatique et 

 aplanétique aussi bien corrigé que possible. Les becs de gaz à manchon 

 g-enre Auer donnent une lumière excellente, mais l'image du treillis du 

 manchon rendrait l'observation presque impossible. On doit s'efforcer 

 d'obtenir un cône lumineux bien centré, dont l'angle d'ouverture soit 

 égal à celui de l'objectif employé : le sommet de ce cône devra se 

 trouver dans le plan de l'objet. Cet éclairage, que Bolles Lee considère 

 comme idéal, 'ne peut être utilisé qu'avec des préparations fixées et 

 colorées. On est obligé de le modifier pour l'étude des objets non colorés. 



a) Placer la lampe à 25 centimètres environ du microscope, en tour- 

 nant le tranchant de la flamme du côté du miroir, car le plat de la 

 flamme ne donne pas une image assez brillante. Absorber les rayons 

 rouges par un écran coloré si cela est nécessaire (p. 33). Employer le 

 miroir plan. 



b) Centrage du cône lumineux. — Mettre une préparation au 

 point avec un objectif faible, puis, au moyen de la crémaillère du 

 condensateur, mettre au point ce dernier, de façon à ce qu'on voie 

 l'image de la flamme aussi nette que celle de l'objet, et bien au milieu 

 du champ. 



c) Réglage du cône lumineux. — Prendre l'objectif fort i qui doit 

 servir à l'observation et régler la largeur du cône d'éclairage au moyen 

 du diaphragme-iris. Pour cela, enlever l'oculaire, regarder dans le tube 

 et fermer l'iris jusqu'à ce que ses bords empiètent légèrement sur le 

 petit cercle lumineux. On obtient ainsi un cône dont l'ouverture est 

 égale environ aux trois quarts de l'ouverture de l'objectif. 



d) Mise au point du condensateur. — Toujours sans oculaire, 

 monter ou descendre légèrement le condensateur jusqu'à ce que 

 l'image de la llamme soit bien nette, sans déformation et aussi grande 

 que possible. 



e) Réglage de l'intensité de la lumière. — Uniquement avec 

 des verres colorés qu'on place devant la flamme de la lampe, mais 



1. La condition essentielle est que l'image de la source lumineuse couvre à peu 

 près tout le champ optique. Pour les condensateurs ordinaires, la méthode d'éclai- 

 rage de Bolles Lee ne peut donc être mise en pratique qu'avec les objectifs forts. 



