72 



LE MlCKOSCOPh: ET SES ACCESSOIUES 



calculer les différentes valeurs de l'angle pour les diverses dislances 

 qui séparent les raies. 



Niçgeli et Schwendener ont établi pour une longueur d'onde 

 moyenne de 0,5 [jl la valeur de cet angle. Nous reproduisons 

 celte table qui est nécessaire à l'intelligence de ce qui va 

 suivre. 



L'examen de cette table montre qu'un faisceau de diffraction, 

 formant avec Taxe optique d'un objectif un angle a, d'une valeur 

 donnée, ne pourra pénétrer dans cet objectif, que si celui-ci ])0S- 

 sède un angle d'ouverture dont la valeur soit au moins double, 

 c'est-à-dire égale à 2 a. Par conséquent, d'après la table de Nse- 

 geli et Scbwendener, pour des stries distantes de 1 a, le premier 

 faisceau de diffraction ne pourra pénétrer dans un objectif, que si 

 celui-ci possède un angle d'ouverture d'au moins 60''. Si l'écarte- 

 ment des stries est égal à la longueur d'onde, c'est-à-dire à a, 5 

 il faudra, pour que le premier faisceau de diffraction puisse 

 pénétrer dans un objectif, que celui-ci possède un angle d'ouver- 

 ture de 180°. Or cette limite n'a jamais pu être atteinte. Donc, 

 dans les conditions données, il est impossible de résoudre, c'est- 

 à-dire de distinguer nettement les unes des autres, des stries dont 

 l'écartement est inférieur à tj., 5. 



Moyens de reculer la limite de la résolution. — On pos- 

 sède deux catégories de moyens qui permettent d'essayer d'élever 

 la puissance de résolution au-dessus de cette limite. C'est d'une 

 part l'emploi de rayons lumineux de très faible longueur d'onde 

 et d'autre part l'emploi d'artifices d'éclairage. 



1° Emploi de rayons de faible longueur d'onde. — Il faut, 

 dans ce cas, employer un éclairage monocbromalique réalisé avec 

 des rayons de longueur d'onde très courte. 



