OBJECTIFS 73 



C'est ainsi ([ue la photographie permet d'employer les rayons ultra- 

 violets, dont la longueur d'onde est de 2.750 A, et d'obtenir des détails 

 que l'œil ne peut percevoir avec ies rayons de g-rande longueur d'onde 

 auxquels il est seulement sensible (méthode de Kôhler i). On peut arriver 

 ainsi à abaisser la litnile de résolution de [jl, 5 à \j., 4. llàtons-nous 

 de dire que ce procédé est plus théorique que pratique et qu'il n'est pas 

 sans présenter de grandes difficultés, sur lesquelles nous reviendrons 

 plus loin (p. 79). Mentionnons dès maintenant la nécessité de se servir 

 uniquement de lentilles, de lames et de lamelles en quartz, car le verre 

 ne laisse pas passer les rayons ultra-violets. La source lumineuse doit 

 être une étincelle électrique jaillissant entre des électrodes de cadmium 

 ou de magnésium ou une lampe à vapeur de mercure en quartz. La 

 mise au point se fait à l'aide de verres fluorescents, qui rendent visibles 

 les ravons ultra-violets. 



En outre, on ne peut employer qu'une zone déterminée du spectre 

 ultra-violet, car, au-dessous d'une longueur d'onde de 2.000 A, les rayons 

 ne peuveni traverser l'air. 



11 y a un moyen beaucoup plus simple de diminuer la longueur 

 d'onde des rayons lumineux. Il consiste à les faire passer, avant 

 leur entrée dans Tobjectif, non dans Pair, mais dans un milieu plus 

 réfringent. Ce procédé est réalisé dans les objectifs à immersion 

 dont nous aurons à parler plus longuement. On sait que la lon- 

 gueur d'onde et la vitesse de translation des rayons lumineux sont 

 inversement proportionnelles à Tindice de réfraction du milieu 

 traversé. L'indice de réfraction de l'air étant égal à Tunité, si, par 

 exemple, l'indice de réfraction du liquide d'immersion est 1,5, la 

 longueur d'onde des rayons qui traverseront ce liquide sera rac- 

 courcie de deux tiers. Pour des stries distantes de u, 5 il suffira 

 d'un angle de 42° pour que le premier faisceau de dilïraction 

 pénètre dans l'objectif. En employant comme liquide d'inmiersion 

 le monobromure de naphtaline, dont lindice de réfraction est très 

 élevé (i,H6), et en éclairant la préparation avec des rayons de 

 4000 A (Ou., 40) de longueur d'onde, l'extrême limite de résolution 



sera abaissée à t-Vt» = 'J-? 24. On pourra donc, dans ces condi- 

 1,DD ' '■ 



lions, arriver à distinguer des stries distantes de a, 24. 



2° Emploi d'artifices d'éclairage. — a) Éclairage oblique. 

 — Un bon moyen d'augmenter la puissance de résolution des 

 objectifs est d'employer l'éclairage oblique. Si, au moyen de la 

 crémaillère représentée fig. 26, on déplace latéralement le porte- 

 diaphragme de l'appareil d'éclairage, on peut arriver à régler 



1. Zeitschrift. f. iciss. Mikroskopie, XXI. p. 129-165, 273-304, 1904. 



