76 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



pelile dimension, les grandes ouvertures numériques ne sont pas 

 nécessaires. En elTet, à un grossissement faible, les fins détails 

 fournis par l'objectif ne seraient pas perceptibles à-lVil. 11 faut 

 donc rechercher plutôt les objectifs à grande longueur focale, à 

 champ très étendu et doués d'un certain pouvoir de |>énél ration, 

 permettant d'étudier des coupes ou des objets un peu épais. De 

 bons objectifs achromatiques, tels que ceux qu'on fabrique à 

 l'heure actuelle, sont parfaitement suffisants pour ce genre de 

 recherches. 



3° A défaut de la lame de diffraction d'Abbe, le IHeurosigma 

 angulatum, qu'il est très facile de se procurer dans toutes les mai- 

 sons de microscopes, fournit un moyen très simple de contrôler le 

 pouvoir résolvant des objectifs puissants. Ce test devra montrer, 

 en enlevant l'oculaire après la mise au point, six spectres de dif- 

 fraction correspondant aux trois systèmes de stries, comme l'in- 

 dique la figure 40. Même si le grossissement est insuffisant ])Our 

 bien distinguer les stries, la présence de six spectres et la régu- 

 larité de leur disposition permettront de conclure à la qualité de 

 l'objectif. 



CLASSIFICATION DES OBJECTIFS 



Il y a trois catégories d'objectifs microscopiques : les objectifs 

 achromaliques, les objectifs apochromatiques et les objectifs 

 monochromatiques. Dans chacune de ces catégories, on distingue 

 encore deux groupes : lesobjeclifs à sec et les objectifs à immersion. 



r Objectifs achromatiques et apochromatiques.— Comme 

 nous l'avons déjà dit plus haut (p. 57), ces deux catégories d'objec- 

 tifs ne diffèrent que par une correction plus ou moins parfaite des 

 aberrations de sphéricité et de réfrangibilité. Nous savons que 

 cette correction est obtenue au moyen de lentilles composées, for- 

 mées de verres spéciaux, possédant des pouvoirs réfringent et dis- 

 persif appropriés. On arrive ainsi à diminuer dans une large mesure 

 les aberrations des systèmes de lentilles. 



Malheureusement, ces deux ordres de correction ont une tendance 

 à s'annuler réciproquement. Aussi est-on obligé de sacrifier un peu 

 l'aberration de sphéricité dont les inconvénients sont moins grands : 

 si le champ est un peu trop courbe, on peut toujours y remédier 

 par l'emploi de la vis microméirique. Au contraire, l'aberration 

 chromatique nuit beaucoup au pouvoir définissant, par la zone 



