78 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



C'est ainsi qu'on arrive à supprimer le spectre secondaire : il ne 

 subsiste plus qu'un spectre tertiaire très petit et cFun éclat très 

 faible, qui ne nuit en rien à la netteté des images. 



Il résuite de cet achromatisme supérieur que ces objectifs 

 fournissent des images à peu près également nettes pour tous les 

 rayons du spectre : comme toutes ces images ont pratiquement à 

 peu près le même foyer, elles se superposent exactement et donnent 

 ainsi une image générale d'un éclat particulier. Les couleurs 

 naturelles des objets sont rendues très exactement et l'image est à 

 peu près aussi nette sur les bords qu'au milieu du champ. En 

 outre, la correction plus parfaite des deux aberrations permet 

 d'utiliser plus complètement l'ouverture de l'objectif, puisque la 

 correction est faite pour toute l'étendue du champ : il en résulte 

 une augmentation du pouvoir résolvant. Ace point de vue, lesapo- 

 chromals se comportent comme si leur ouverture numérique 

 était augmentée. Enfin, l'image fournie par ces objectifs supporte 

 un grossissement par l'oculaire bien plus considérable que pour 

 les objectifs achromatiques. 



Les apocliromats présentent pourtant quelques inconvénients. Par 

 suite de leur forte ouverture numérique et de leur grande distance 

 focale, le champ est toujours un peu courbe, surtout dans les objectifs 

 puissants. Il ne faut donc pas s'attendre, avec ces derniers, à avoir une 

 netteté absolue sur toute l'étendue du champ. Ce défaut est facilement 

 compensé par l'emploi de la vis micrométrique; il a d'ailleurs peu d'im- 

 portance, car on n'emploie guère ces objectifs pour avoir des vues d'en- 

 semble. On les réserve pour l'étude des détails difficiles à résoudre 

 et, dans ce cas, on n'étudie jamais à la fois qu'un champ très limité. 



En outre ces objectifs présentent deux défauts qui ne peuvent 

 être corrigés simultanément. D'abord il subsiste toujours une 

 aberration de sphéricité pour des longueurs d'onde autres que les 

 longueurs moyennes : c'est ce qu'Abbe a nommé différence chro- 

 matique de raberration de sphéricité. Puis, malgré la coïnci- 

 dence presque parfaite des rayons de différentes couleurs, il y a 

 toujours des écarts entre les distances focales de ces couleurs. 

 Pour atténuer le premier défaut, il faut corriger les lentilles supé- 

 rieures et, pour effacer le second, il faut modifier les lentilles infé- 

 rieures. On choisit la première alternative et on conserve une 

 lentille frontale non achromatique, de manière à ne pas diminuer 

 l'ouverture du système. Il en résulte que les images bleues sont 

 un peu plus grandes que les images rouges : par conséquent les 



