84 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



îls nécessitent des précautions particulières. L'objet doit être monté 

 dans un milieu* excessivement réfringent tel que le monobromure de 

 naphtaline, le biiodure de mercure, etc.; les lamelles doivent être en 

 llint très lourd et avoir une épaisseur particulière. Le cône éclairant 

 doit avoir une ouverture numéricjue de 1,40 et être fourni par un con- 

 densateur de flint. Les lames elles-mêmes doivent être en flint, alors 

 que les lames et les lamelles ordinaires sont en crown. Ces objectifs 

 sont donc plutôt des curiosités scientifiques, servant à déterminer les 

 limites de la visibilité microscopique au moyen de Diatomées difficiles 

 à résoudre. 



Emploi des objectifs à immersion. — Nous donnerons plus 

 loin, en parlant de l'emploi du microscope (p. 163), quelques con- 

 seils pratiques sur la manière d'employer les objectifs à immersion- 

 Nous devons simplement examiner ici dans (|uels cas on doit se 

 servir des objectifs à immersion de préférence aux objectifs à sec. 



Nous avons déjà dit que pour un grossissement supérieur à 

 oOO diamètres il était préférable d'employer les objectifs à immer- 

 sion, qui sont plus lumineux et donnent une meilleure résolution. 

 Pourtant il est des cas où les forts objectifs à sec sont plus com- 

 modes, car ils dispensent de l'emploi du liquide d'immersion. Un 

 micrograpbe exercé saura tirer parti de l'appareil d'éclairage et 

 obtiendra, avec un bon objectif à sec, d'aussi bons résultats qu'avec 

 rimmersion. Néanmoins l'emploi de l'immersion est à conseiller à 

 la majorité des travailleurs et des débutants, car il est assez diffi- 

 cile de trouver de très bons objectifs à sec puissants et encore 

 plus difficile de s'en servir utilement. 



Nous devons mentionner ici un dernier avantage des objectifs à 

 immersion sur les objectifs à sec : c'est de permettre Femjdoi de 

 lamelles d'épaisseur quelconque, sans nécessiter de correction-. 

 Ceci nous amène à étudier l'intluence de l'épaisseur de la lamelle 

 et les objectifs à correction. 



Influence de la lamelle. Objectifs à correction. — Pour 

 les objectifs à sec puissants, l'épaisseur de la lamelle a une impor- 

 tance beaucoup plus grande qu'on ne le croit généralement. Ces 

 objectifs sont en effet corrigés pour une réfraction produite par 

 des lamelles d'une épaisseur déterminée, généralement 170 a. Si 

 on emploie des lamelles })lus épaisses ou plus minces, l'image est 

 médiocre. Voici pourquoi. 



La figure 52 représente une bimelle deux fois plus épaisse à gauche 

 qu'à droite. 00 est le plan ({ui limite la lentille frontale de l'objectif. P 

 est un point de l'objet d'où part un cône lumineux. Les rayons qui for- 



