12 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



goiille, mais on toin'DO alors dans un autre inconvénient : un 

 déplacement inî'me très })eu étendu de la préparation fait perdre 

 le contact entre la lentille frontale de robjeclif et la goutte d'huile 

 et Fimage dis{>ara{t. Le travail avec le microscope incliné, quoique 

 beaucoup plus agréable, ne convient donc que ])Our des cas très 

 limités. 11 devient tout à fait impraticable lorsqu'on examine des 

 préparations extemporanées, de petits organismes vivants, et en 

 général toutes les préparations faites en milieu liquide et non 

 lutées. Il en est de même lorsqu'on suit au microscope une colo- 

 ration ou une différenciation de frottis ou de coupes baignés par 

 un liquide : nous verrons que cette opération est très fréquente 

 dans les travaux de laboratoire. Lorsqu'un dessine à la chambre 

 claire, même si on dispose d'une table spéciale, il est véritable- 

 ment peu pratique de dessiner avec le microscope incliné. Dans 

 l'immense majorité des cas, le micrographe doit donc travailler 

 avec le microscope vertical : le seul moyen d'éviter une position 

 incommode de la tête et une grande fatigue des muscles du cou, 

 consiste à régler la hauteur de la table de travail ou de la chaise, 

 de manière à ce que l'oculaire du microscope arrive à peu près au 

 niveau de Tœil de l'observateur. Les tabourets à siège mobile, au 

 moyen d'un support à vis, peuvent rendre de grands services dans 

 ce cas. 



II. — LA PLATINE 



La platine est destinée à supporter les préparations : elle 

 présente en son centre une ouverture circulaire pour le passage 

 des rayons lumineux fournis par l'appareil d'éclairage. 



Platine tournante. — Dans la plupart des grands microscopes 

 cette platine est ronde, peut tourner dans un plan horizontal et 

 de plus, au moyen de deux vis latérales, elle peut effectuer des 

 mouvements lents eu tous sens. Ce mécanisme est généralement 

 très précis et fort commode pour le centrage exact de fins détails 

 et pour les mensurations. Malheureusement, les mouvements 

 n'ont qu'une très faible amplitude et ne peuvent être utilisés 

 pour l'examen méthodique d'une vaste surface. 



Au contraire, les platines à chariot ou à double mouvement, 

 dans deux directions perpendiculaires, ont un champ beaucou}) 

 plus étendu. Elles permettent l'examen méthodique et complet 

 des préparations entières et facilitent la recherche d'organismes 



