PARTIE MÉCANIQUE DU MICROSCOPE 19 



mission. Le petit pignon est actionné par deux grandes vis 

 placées de chaque côté du bras horizontal. Ce mouvement rapide 

 est très commode pour la mise au point grossière, pour l'emploi 

 des objectifs très faibles et aussi pour relever rapidement le tube 

 et laisser la platine libre. Dans les petits microscopes, ce mouve- 

 ment s'efTectue en faisant glisser à la main le tube dans un cylindre 

 porté par le bras horizontal. Nous déconseillons absolument l'em- 

 ploi de ces petits modèles sans crémaillère : un de leurs principaux 

 inconvénients est de ne pas permettre 

 remploi du revolver porte-objectif et de 

 Téclairage par condensateur. 



Mouvement micrométrique. — La 

 mise au point précise se fait encore, dans C 

 la plupart des microscopes, au moyen de 

 la vis micrométrique. Cette vis est placée 

 dans la colonne et meut à la fois le tube 

 et le bras qui le supporte. Généralement 

 un fort ressort antagoniste permet d'ob- 

 tenir le mouvement vertical de va-et-vient. 

 La tête de la vis micrométrique porte 

 une graduation établie de telle sorte que 

 chaque division correspond à un déplace- 

 ment vertical de 1/100" de millimètre. 

 Cette disposition permet d'évaluer appro- 

 ximativement l'épaisseur des objets, en 



mettant au point successivement leurs parties superficielle et pro- 

 fonde et en repérant chaque fois la tête de la vis, au moyen de 

 Findex fixé au tube. 



La figure 15 représente le détail de la vis micrométrique des micros- 

 copes de Leitz. iLa colonne est formée d'un prisme triangulaire sur 

 lequel glisse à frottement doux une pièce cylindrique taillée, à l'inté- 

 rieur, exactement sur ce prisme. Celui-ci est creux et renferme un fort 

 ressort à boudin, suffisamment puissant pour supporter le poids de toute 

 la partie optique du microscope. Le prisme se termine à sa partie supé- 

 rieure par une pièce cylindrique, creusée d'un pas de vis qui sert 

 d'écrou à la vis micrométrique. Elle est en outre traversée par une 

 barre qui maintient la colonne creuse et limite la hauteur de son 

 ascension. La vis micrométrique possède une large tète, en forme 

 d'entonnoir, portant sur ses bords la division dont nous avons parlé 

 plus haut. Sa partie filetée est traversée par une tige d'acier qui appuie 

 sur la barre transversale fixée ù la colonne creuse et fait descendre 

 tout l'appareil optique. Le mouvement d'ascension se produit par 

 l'action antagoniste du ressort qui se trouve dans le prisme. 



Ic?^ 



Fig. 15. — Ancienne vis 

 micrométrique des mi- 

 croscopes de Leitz. 



