APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 33 



disque de verre dépoli. Mais, par ce moyen, on perd beaucoup de 

 lumière et on nuit à la définition, car les images sont plates, sans 

 relief et sans détails. En outre on ne peut user de cet artifice avec 

 les forts objectifs. 



La couleur de la lumière artificielle est quelquefois très gênante, 

 surtout pour étudier des préparations colorées : le pétrole et le gaz, en 

 particulier, donnent des flammes très jaunes ou rougeàtres. On les 

 améliore en introduisant un disque de verre bleu dans le porte- 

 diaphragme. Quand on se sert d'un ballon comme lentille collectrice, 

 on peut teinter l'eau qu'il renferme avec un peu d'eau céleste (obtenue 

 en versant quelques gouttes d'ammoniaque dans une solution de sulfate 

 de cuivre). Jannsens ' conseille l'emploi d'une solution de carbonate de 

 cuivre préparée d'après la formule de Ost^ et diluée de moitié, ou plus 

 simplement une solution de bleu de méthylène. Ces liquides inter- 

 ceptent une partie des radiations rouges et laissent passer tous les 

 rayons utiles, notamment les radiations violettes. Ces écrans peuvent 

 aussi être disposés dans une cuve verticale à faces planes. 



Lampes pour micrographie. — Nous ne dirons qu'un mot des 

 lampes construites spécialement pour l'éclairage du microscope. La 

 lampe de Ranvier n'est pas autre chose qu'une lampe à gaz ou à huile 

 munie d'une lentille condensatrice. Les lampes albo-carbon, dans 

 lesquelles le gaz se sature de naphtaline et donne une flamme très 

 blanche, n'ont plus guère de raison d'être depuis que les brûleurs à 

 manchon genre Auer sont répandus partout. Néanmoins elles donnaient 

 une (lamme très éclairante et très propice aux observations microsco- 

 piques, à cause de sa fixité et de sa puissance sous une faible étendue. 



Les lampes électriques à incandescence se prêtent d'autant mieux à 

 l'observation microscopique que le filament est plus court ou, tout au 

 moins, enroulé dans un étroit espace, de façon à fournir une source 

 lumineuse aussi puissante que possible sous un petit volume. La lampe 

 de Nernst (p. 217), dont le filament est remplacé par une spire à tours très 

 rapprochés, formée d'oxydes métalliques (zireonium et thorium), est 

 excellente à ce point de vue. Il faut se méfier des miroirs concaves ou 

 des ampoules argentées sur une de leurs faces. Ces appareils donnent 

 des rayons lumineux non orientés, avec lesquels il est très difficile 

 d'établir un éclairage microscopique correct. 



Des micrographes de grande valeur et d'une incontestable autorité, 

 comme Bulles Lee (voir p. 44), considèrent que le meilleur éclairage 

 possible pour les travaux cytologiques est celui qui est fourni par les 

 lampes à pétrole à mèche plate. Une lampe quelconque de ce modèle 

 fournit un éclairage suffisant, pourvu que la mèche ait environ 

 12 millimètres de largeur et qu'elle soit taillée en pointe obtuse, de 

 manière à fourq.ir une flamme pointue. Pourtant les lampes à verres 

 arrondis et renflés déforment un peu l'image de la flamme. Il est donc 

 préférable d'employer, lorsque cela est possible, une lampe à cheminée 

 métallique, munie en face de la flamme d'une fenêtre rectangulaire 

 garnie d'une lame de verre plane. On doit pouvoir employer à volonté 



1. La Cellule, XIX, p. 11, 1901. 



2. Chemiker Zeitung, p. 1784-85, 1829-30, 1895. 



M. Langeron. — Précis de Microscopie. 3 



