34 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



le plat de la flamine oa son tranchant. Les constructeurs anglais, par 

 exemple Baker, fabriquent d'excellents modèles de ces lampes, munies 

 ou non d'une lentille condensatrice (lampes Nelson ou Dallingerj. 



EMPLOI DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 



Rappelons brièvement les principes sur lesquels est fondé 

 Fappareil à éclairage des microscopes. Une source lumineuse, 

 quelle qu'elle soit, envoie sur Tobjet un faisceau de rayons con- 

 vergents. L'angle d'ouverture de ce faisceau dépend de la gran- 

 deur et de l'éloignement de la source lumineuse : dans le micros- 

 cope la source lumineuse est en réalité le miroir plan ou concave 

 ou l'ensemble formé par le miroir et le condensateur. 



Supposons que ra}q)areil d'éclairage envoie sur l'objet des 

 ravons émanant d'une source lumineuse d'étendue illimitée, ce 

 qui est le cas pour la lumière du jour. L'objet est éclairé par un 

 cône lumineux convergent vers lui et divergent vers Tobjectif. La 

 grandeur et l'angle d'ouverture de ce cône dépendent de l'étendue 

 réelle ou relative de la surface éclairante, lentille ou miroir, quelle 

 que soit la forme de ce dernier, plan ou concave. La grandeur du 

 cône dépend de la dimension du miroir et l'angle d'ouverture de 

 sa distance à l'objet : cet angle augmente en raison inverse de la 

 dislance, il augmente aussi par l'introduction d'une lentille entre 

 le miroir et l'objet. La lentille agit alors comme si elle agran- 

 dissait la surface i-étlécbissante. Si on introduit un diaphragme, 

 on diminue l'étendue du faisceau éclairant : alors Téloignementdu 

 miroir et sa dimension n'ont plus d'action, pourvu que la surface 

 du miroir n'ait pas une étendue inférieure à l'ouverture du dia- 

 phragme. 



Si, au contraire, la source lumineuse a une étendue limitée^ 

 comme c'est le cas pour la lumière artificielle, les choses se 

 passent autrement. Le miroir plan se comporte par rapport au 

 miroir concave comme si on avait diaphragmé le cône lumineux 

 fourni par ce dernier. Le miroir concave fournit donc, dans ce cas, 

 un cône lumineux beaucoup plus large que le miroir plan, car il 

 reçoit plus de rayons lumineux et les réfléchit par toute sa surface, 

 tandis que le miroir plan reçoit moins de rayons et n'éclaire 

 l'objet que par une partie de sa surface. De son côté, le condensa- 

 teur, jiour une source lumineuse ou une surface de miroir relati- 

 vement petites, fournit un cône lumineux très large et pro- 



