36 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



l*" Emploi du miroir seul, sans condensateur. — Exami- 

 nons d'abord la valeur relalive du miroir plan et du miroir con- 

 cave (fig. 27) ; lorsque nous connaîtrons leurs propriétés, nous 

 pourrons en déduire leur mode d'emploi. 



Soit FF' une source lumineuse, par exemple l'ouverture d'une fenêtre, 

 PP' un miroir plan, ce' un miroir concave et l'objet à éclairer. Le 

 rayon central fmO sera réfléchi de la même manière par les deux 

 miroirs, mais il y a de grandes diiïérences pour les autres rayons. Les 

 rayons envoyés par les bords de la source lumineuse et réfléchis par le 

 miroir plan ne peuvent éclairer l'objet que s'ils proviennent de points 

 de ce miroir situés entre p et/)'. Ainsi le rayon Fa; sera réfléchi dans la 

 direction xa, le rayon F'j, dans la direction yb. La source lumineuse FF' 

 fournit donc, par réflexion sur le miroir plan PP', un cône lumineux 

 dont l'angle d'ouverture est pOp'. 



Le miroir concave ce' fournira, avec la même source lumineuse, un 

 cône beaucoup plus large dont l'angle d'ouverture sera cOc'. En efl'et, 

 les rayons qui partent des points F et F' sont réfléchis sur l'objet, 

 suivant les directions eO et c'O. 



Donc, pour une source lumineuse de même étendue et placée à 

 la même distance, le miroir concave fournit un cône lumineux 

 plus large, et utilise une bien plus grande partie de la surface 

 de cette source. Il peut donc envoyer plus de lumière à Tobjet. 

 Pour que le miroir plan puisse fournir une égale quantité de 

 lumière, il faudrait que la source lumineuse soit représentée par 

 la ligne FJ^^. L'avantage du miroir concave est donc de fonctionner 

 vis-à-vis du miroir plan comme une source lumineuse plus étendue. 



Une première règle découle de ces faits : le miroir plan donne 

 des cônes lumineux, étroits, plus favorables à Temploi des objec- 

 tifs faibles; les cônes plus larges, fournis par le miroir concave, 

 conviennent mieux aux objectifs forts, qui demandent un faisceau 

 éclairant à grande ouverture. 



Influence du diaphragme sur le miroir. ~ Le diaphragme 

 interposé entre le miroir et l'objet (diaphragme à disque, à tiroir, 

 à cylindre, diaphragme-iris en coupole) permet de rétrécir le 

 cône lumineux fourni par le miroir. Un diaphragme d'ouverture 

 donnée laissera passer un cône d'autant plus étroit qu'il sera 

 placé plus loin de l'objet. On pourra donc régler l'éclairage, avec 

 le diaphragme à cylindre ou le diaphragme-iris à coupole, non 

 seulement en changeant le diamètre de l'ouverture, mais encore 

 en la déplaçant verticalement : on voit donc l'importance de ce 

 mouvement vertical. 



