APPAREIL d'Éclairage 37 



L'expérience montre que l'usage des diaphragmes est fort 

 utile pour donner plus de netteté aux images. Nous en compren- 

 drons plus loin la raison, quand nous expliquerons (p. 71) le rôle 

 de la région de l'objectif dite espace obscur. C'est en effet, dans 

 cette région, que se trouvent les faisceaux de diffraction produits 

 par les fins détails de structure des objets et qui ont une si grande 

 importance dans la formation de l'image. Bien que celte image 

 soit d'autant plus parfaite que Tangle d'ouverture de l'objectif est 

 plus grand, on comprend que, pour ménager l'espace obscur, il 

 est souvent nécessaire de diminuer, par lusage des diaphragmes, 

 l'angle d'ouverture du faisceau éclairant et de le rendre bien 

 inférieur à ce qu'il devrait être pour remplir tout l'angle d'ouver- 

 ture de l'objectif. 



Influence du miroir sur le cône d'éclairage. — Lorsqu'on 

 n'emploie pas de diaphragme et que la source lumineuse est 

 d'étendue illimitée, l'ouverture du faisceau éclairant dépend de la 

 dimension du miroir. Dans ce cas, le miroir plan se comporte 

 exactement comme le miroir concave; il n'y a de différence que 

 pour une source lumineuse d'étendue limitée, comme nous le 

 verrons plus loin. 



Les dimensions du miroir ne peuvent, pratiquement, dépasser 

 certaines limites. On peut bien augmenter l'angle d'ouverture du 

 faisceau en rapprochant le miroir de l'objet; mais alors la platine 

 du microscope empêche l'arrivée des rayons lumineux sur le 

 miroir, si elle en est trop rapprochée. En outre, les rayons sont 

 réfractés par le porte-objet; ceux dont l'inclinaison dépasserait le 

 double de l'angle limite (voir p. 48) pour l'air et le verre,, subi- 

 raient infailliblement la rétlexion totale (voir p. 48) ; or cet angle 

 est de 4io. Ceci nous donne la limite de la puissance des miroirs. 

 Pour obtenir des cônes lumineux plus larges, il est nécessaire 

 d'avoir recours aux condensateurs. 



Emploi de la lumière artificielle. — Lorsqu'on se sert de 

 la lumière arlificielle, ou en général d'une source lumineuse 

 d'étendue hmitée, il ressort de ce que nous avons dit plus haut 

 que le miroir concave donne toujours un faisceau de plus grande 

 ouverture. C'est donc surtout dans ce cas que s'applique la règle 

 que nous avons formulée : prendre le miroir plan pour des objec- 

 tifs faibles et le miroir concave pour les objectifs forts. Mais, 

 outre la largeur du faisceau lumineux, il est une autre condition 

 de l'éclairage qui a surtout une grande importance avec les objec- 



