42 LE MICROSCOPE ET SES ACCESSOIRES 



neux (le grande ouverture, à augmenter dans certains cas la 

 puissance de résolution des objectifs et à distinguer de fins détails 

 de structure qui restent invisibles lorsqu'ils sont éclairés par un 

 faisceau de faible ouverture. 



RÉSUMÉ DE L'EMPLOI] DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 



1" Emploi du miroir seul. — On emploie le miroir plan seul, 

 sans condensateur, avec les objectifs faibles à long foyer (!25 à 

 40 mm.). A partir de 25 mm. de distance focale, ce qui correspond 

 aux objeclifs n° 2 et au-dessous [aa de Zeiss); nous conseillons 

 vivement de se servir du condensateur. 



Le miroir concave sera employé avec les objeclifs forts à sec, 

 lorsqu'on ne disposera pas d'un condensateur et lorsque la source 

 lumineuse sera de faible étendue (lumière artificielle, fenêtre 

 étroite). 



2° Emploi du condensateur et des miroirs. — On emploie 

 le condensateur toutes les fois que cela est possible, c'est-à-dire 

 toutes les fois que l'objectif n'a pas une distance focale supérieure 

 à 25 mm. 



Quand la source lumineuse, quelle que soit son étendue, est 

 éloignée du condensateur, on éclaire avec le miroir plan. Le 

 miroir concave ne doit être emploijé que lorsque la source 

 lumineuse est à la fois de faible étendue et très rapprochée. 



Pour obtenir un cbamp uniformément éclairé, on élève ou on 

 abaisse le condensateur au moyen du pignon et de la crémaillère 

 et on règle l'intensité de l'éclairage avec le dia[ihragme-iris. Celle 

 remarque est très importante : on ne doit jamais chercher à 

 diminuer l'intensité de l'éclairage en déplaçant le condensateur, 

 mais seulement en fermant le diaphragme-iris '. Le mouvement 

 vertical du condensateur ne sert qu'à obtenir un champ unifor- 

 mément éclairé : pour les objectifs faibles, on sera obligé d'abaisser 

 le condensateur au maximum; pour les objectifs moyens, on le 

 relèvera, plus ou moins; pour les objectifs à immersion, il devra 

 être relevé au maximum ou presque au maximum. 



1. Théoriquement le diaphragme-iris ne doit, servir qu'à régler les dimensions 

 du cône lumineux, mais non à modérer l'intensité de la lumière. Pratiquement, 

 dans le travail courant, ces deux opérations se trouvent confondues. Pour les 

 observations difficiles, il faut régler Tinlensité lumineuse avec des verres 

 colorés (p. 41). 



