OBJECTIFS 87 



faciliter celte mise au point, il suffit de quelques grains de poussière 

 sur les deux faces de la lamelle. Pour éviter l'erreur due à l'accommo- 

 dation il est bon de se servir de l'oculaire micrométrique; grâce à la pré- 

 sence de l'échelle dans le plan focal, on sera sûr de ne pas suppléer à 

 la mise au point en accommodant. La différence entre les deux lectures 

 correspond, pour un objectif à sec, à l'épaisseur d'une couche d'air repré- 

 sentant Tobjet. Pour connaître l'épaisseur réelle d'une substance autre 

 que l'air, il faut tenir compte de l'indice de réfraction (p. 190, fig. 114) 

 de l'objet qu'on mesure. La formule suivante : D = nd. donne une éva- 

 luation très approchée de cette épaisseur. D est l'épaisseur cherchée, 

 n l'indice de réfraction de l'objet, (/ la différence entre les deux lectures. 

 Connaissant l'indice de réfraction, on peut avoir l'épaisseur réelle et 

 inversement, connaissant l'épaisseur, on peut calculer l'indice de réfrac- 

 tion. Pour le verre des lamelles on peut prendre 1,3 comme valeur 

 approchée de n. 



Enfin Czapski ' a indiqué une méthode très précise pour évaluer 

 exactement l'épaisseur de la lamelle d'une préparation. On prend, 

 comme terme de comparaison, trois ou quatre lamelles, dont on a 

 déterminé l'épaisseur exacte au moyen du calibre. On les mesure au 

 moyen des divisions de la vis micrométrique, sans s'occuper de la 

 valeur de ces divisions, puis on divise l'épaisseur réelle de ces lamelles 

 par les chiffres obtenus pour chacune d'elles. La moyenne des quotients 

 donne un coefficient qui servira pour corriger toutes les mesures faites 

 avec la même combinaison optique, la même longueur de tube et le 

 même éclairage. 



Si on ne peut connaître l'épaisseur de la lamelle, on établit la correc- 

 tion par tâtonnement en tournant lentement la bague dans un sens ou 

 dans l'autre, tout en regardant dans l'oculaire. On arrive ainsi à trouver 

 le point ({ui donne pour l'image le maximum de netteté. 



Les montures à correction sont réservées aux objectifs à sec ou 

 à immersion à Peau. Les objectifs à immersion homogène se font 

 toujours à monture fixe. En effet, à cause de l'homogénéité du 

 milieu que traverse la lumière (verre-huile de cèdre- verre), la net- 

 teté de Timage est à peu près indépendante de Tépaisseur de la 

 lamelle. D'autre part, une modification dans récartement des len- 

 tilles pourrait nuire à la correction des aberrations. Si l'épais- 

 seur anormale du couvre-objet nécessitait une compensation, on 

 aurait recours au tirage du tube du microscope. 



Emploi du tube à tirage. — Nous avons vu plus haut (p. 18) 

 que le tube à tirage du microscope porte une division millimé- 

 trique. Ce tirage n'est pas destiné à augmenter le grossissement, 

 comme beaucoup de débutants le croient, mais bien à compléter 

 la correction des objectifs. Dans le cas des objectifs à sec, le tirage 

 sert particulièrement à compenser l'épaisseur des lamelles : on le 



L Czapslvi, Die Bestimmung von Decliglasdicken an fertigen Pràparaten, 

 Zeitschr. f. wiss. Mikr., V, p. 482-484, 1888. 



