128 LA VIE DANS LES EAUX. 



Arrivée sur le fond, elle se couche, le tramage sur la vase 

 accroche le grappin qui est au bout du levier L et ferme du coup 

 le robinet qui prend dès lors la situation 2. La communication 

 avec l'extérieur est supprimée, mais la bouteille communique 

 avec le ballonnet B. On remonte le bathomètre, Feau se décom- 

 prime et l'excès de liquide ainsi produit va se déverser dans le 

 ballonnet B. Arrivé à bord, celui-ci est dévissé, on verse l'eau 

 qu'il contient dans une éprouvette graduée. 



On a dès lors tous les éléments du problème. 



Les travaux concordants de Wertheim, de Grassi, de Tait, de 

 Buchanan, montrent que l'eau de mer se comprime en moyenne 

 de 0,00000430 par mètre. Un réservoir de 100 litres donnera 

 donc une diminution du volume de l'eau égale à 0,00000430 

 X 1000 pour 10 mètres de descente soit 0'",0043. Pour une déni- 

 vellation de 3000 mètres, par exemple, Teau diminuera de 

 0,00000430 X 100 X 3000 soit 1"S290. 



C'est précisément cette eau qui s'emmagasinera dans la 

 bouteille, qui s'y trouvera enfermée à la clôture du robinet et 

 qui regorgera dans le ballon B à la remontée. Donc l'ayant 

 mesurée, il suffira de diviser le nombre obtenu par 0,0000043 

 X Vpour avoir la profondeur. Il y aura à faire une correction de 

 température car, à la clôture du robinet, l'eau était froide ; elle 

 se sera réchauffée en remontant et se sera dilatée. 



La lecture donnerait donc un chiffre trop fort. 



On remarquera en T, sous le levier L, un tube, il contient un 

 thermomètre à renversement, très bien protégé, qui rapportera 

 la température du fond par un procédé que nous ferons con- 

 naître dans une autre leçon. 



On notera aussi que si des gaz se dégagent de l'eau à la mon- 

 tée, par suite de la diminution de pression, ils n'entacheront 

 nullement les résultats, car ils se réuniront, il est vrai, en B, 

 mais quand on ouvrira celui-ci ils s'échapperont tout simple- 

 ment et n'entreront pas dans la lecture du volume de l'eau 

 transvasée dans l'éprouvette. 



A mon avis, le premier des bathomètres est celui de Sie- 



